256 Berek: Beleuchtungsanordnungen für Mikrophotographie. 40,3. 



Das Mikroskop ruht auf einer Tischplatte ; ihre grobe Höhen- 

 einstellung wird durch Einsetzen von vier säulenförmigen Trägern 

 bewirkt, deren Höhe der Kipphöhe des jeweiligen Stativs angepaßt 

 ist. Die feine Höheneinstellung erfolgt durch geringe Verschiebung 

 der Tischplatte längs einer schiefen Ebene. Auf der Tischplatte 

 befinden sich bewegliche Anschlagleisten zur Anpassung an die je- 

 weilige Fußform des Stativs. Jedes Stativ ist verwendbar. Große 

 Vorzüge bietet aber die Benutzung eines der neuen großen Stative 

 mit auswechselbaren Tuben. Zu diesen Stativen wird spe- 

 ziell für die Zwecke der Mikrophotographie ein weiter Tubus 

 mit seitlichem Einblick geliefert. Durch eine kleine Bewegung 

 des für den seitlichen Einblick bestimmten Hilfstubus kann der 

 Strahlenverlauf zwischen Objektiv und Kamera unterbrochen und in 

 das Auge des seitlich vor dem Mikroskop sitzenden Beobachters ab- 

 gelenkt werden. Dieser Einblick gestattet, ohne Okular benutzt, eine 

 äußerst bequeme K entrolle derAustrittspupilledesMikro- 

 skop Objektivs, d. h. die unmittelbare Kontrolle des Beleuchtungs- 

 systems auf Justierung und richtige Einstellung; mit Okular benutzt, 

 dient der Einblick zum bequemen Absuchen des Präparates. 



An diesem neuen Apparat ist, wie aus dem vorhergehenden 

 ersichtlich, die Idee, dem Benutzer alle Einstellungen möglichst vom 

 gleichen Platz aus zu gestatten, aufs weitgehendste durchgeführt. 



Soll das Mikroskop in vertikaler Stellung benutzt werden , so 

 wird zur Vermeidung von Änderungen der einmal einjustierten Tisch- 

 lage und des Beleuchtungsystems ein Spiegelsystem in den 

 Strahlengang eingeschaltet, das die Höhendifferenz zwischen Licht- 

 quelle und Mikroskopspiegel ausgleicht. 



Soll an dem Apparat ein Polarisationsmikroskop benutzt 

 werden, so ist wegen der abweichenden Art des Beleuchtungsappa- 

 rates dieser Mikroskope eine dem Kondensor des Mikroskops vor- 

 setzbare und verschiebbare Zwischenlinse vorgesehen, die in Verbin- 

 dung mit dem Beleuchtungsapparat des Polarisationsmikroskops in 

 allen Fällen eine einwandfreie Beleuchtung erzielen läßt. 



Den Apparat vervollständigt eine Einrichtung für die Erzielung 

 von Übersichtsbildern im durchfallenden Licht mit Hilfe 

 der Mikrosummare und Summare von 24 bis 100 mm Brennweite. 

 Die Ergänzungseinrichtung besteht aus einem Reiter, welcher den 

 Objekttisch und einen dagegen verschiebbaren großen Kondensor 

 trägt. In den Objekttisch lassen sich beliebig von der Vorderseite 

 oder von der Rückseite aus Gesichtsfeldblenden einlegen, außerdem 



