40,3. Berek: Beleuchtungsanordnungen für Mikrophotographie. 257 



von der Rückseite aus noch ein weiterer kleinerer Kondensor ein- 

 hängen. Ferner gehört zu dieser Einrichtung noch eine an den 

 lichtstarken Spezialkollimator ansteckbare Vorsatzlinse. Für die Mikro- 

 summare 24, 35 und 42 mm Brennweite wird das volle Konden- 

 sorsystem, aber ohne die Vorsatzlinse am Kollimator, gebraucht; für 

 die Summare 64, 80 und 100 mm Brennweite kommt nur der 

 größere Tischkondensor, aber mit Vorsatzlinse am Kollimator, zur 

 Anwendung. Diese beiden Anordnungen entsprechen ganz den beim 

 Übergang von den starken zu den schwachen Mikroskopobjektiven 

 durchgeführten Prinzipien im Beleuchtungswechsel. Es läßt sich so 

 für die genannten Mikrosummare und Summare bei jeder Balglänge 



7. 

 Anordnung für Übersichtsaufnahmen. 



in einfacher Weise eine einwandfreie Beleuchtung erreichen. Der 

 neue Aufbau des Kollimators macht sich auch hier vorteilhaft inbezug 

 auf Vereinfachung der Anordnung und auf Qualität der Beleuchtung 

 geltend. 



Schließlich sind für den Apparat noch einige Spezialeinrichtungen 

 für makroskopische Aufnahmen im auffallenden Licht vorgesehen. 



Der Bericht über diesen Apparat würde nicht vollständig sein, 

 wenn nicht einerseits der eindringlichen Bemühungen von Herrn Ogilvy 

 um das Zustandekommen des Apparates, andererseits der umsichtigen 

 Tätigkeit der mit der Durchführung betrauten Herren Heine und 

 Kiepert des Konstruktionsbüros mit Dank gedacht würde. 



[Eingegangen am 9. November 1923.] 



Zeitschr. f. wiss. Mikroskopie. 40, 3. 



17 



