40,4. Studnicka: Eine Lampe zum Mikroskopieren. 361 



senken und lieben und somit die Linse vor verschiedene Punkte 

 der Zentralachse der Lampe stellen kann , ziemlich gleichgültig. 

 Besser wäre es jedenfalls, wenn sich auch die Lampe in dieser 

 Achse verschieben ließe. — Die Glühlampe darf nicht zu groß sein, 

 es genügt die von der oben angegebenen Stärke. Zu große Glüh- 

 lampen verderben , trotz der Lüftung, leicht in dem geschlossenen 

 Gehäuse der Lampe und es ist überhaupt nicht notwendig, zu sub- 

 jektiven Untersuchungen zu starke Glühlampen zu verwenden. Zu 

 Mikroprojektionen ist unsere Lampe ohnehin nicht bestimmt. 



In der die Linse enthaltenden Röhre befindet sich vorn ein Ein- 

 schnitt, in den man blaues Glas einsetzen kann. Ein mattes Glas 

 ist da überflüssig. 



Die Lampe ist in einen Ring , in dem sie sich drehen läßt, 

 eingesetzt; so kann man die Öffnung mit der Linse auf jede be- 

 liebige Seite wenden. Der Ring ist in einer Gabel aufgehängt und 

 mit dieser am Stativ befestigt. Die Lampe läßt sich, wie man sieht, 

 in jede beliebige Lage bringen und außerdem läßt sie sich am Stativ 

 höher oder niedriger befestigen, je nachdem, welchem Zwecke sie 

 dienen soll. 



Die Lampe hat nach meinem Entwurf zuerst die Firma „Vul- 

 kania" in Prostejov verfertigt, jetzt wird sie auch von der Firma 

 Srb a Stvs , mechanische und optische Werkstatt in Prag-Kosire, 

 gebaut. 



Brunn, Histologisch -embryologisches Institut der Universität. 

 [Eingegangen am 22. November 1923.] 



