40,4. Referate. 3g5 



einzuschalten, das mäßig große Objekte in 24 Stunden durchdringt, 

 wobei Aufhellung die Vollendung der Durchtränkung anzeigt. Methyl- 

 benzoat hat gegenüber dem Nelkenöl den Vorzug, nicht im Laufe der 

 Zeit zu dunkeln, ist auch wesentlich billiger. 



W. J. Schmidt {Bonn). 



Prell, H., Eine neue Hilfseinrich tung zur Benutzung 

 an Zeichenapparaten (Zool. Anz. Bd. 56, 1923, S. 185 



— 189). 



Gewöhnlich justiert man den (Abbe scheu) Zeichenapparat im 

 Hinblick auf verzerrungsfreie Projektion , indem man Okularmikro- 

 meter in zwei aufeinander senkrechten Richtungen (parallel und senk- 

 recht zur Drehungsachse des Spiegels am Apparat) auf dem Papier 

 abzeichnet und die Längen beider Strecken vergleicht ; stimmen sie 

 überein, so ist die Justierung richtig, stimmen sie nicht überein, so 

 muß die Neigung des Spiegels am Zeichenapparat oder der Zeichen- 

 flache so lange geändert werden , bis Gleichheit beider erzielt ist. 

 Prell schlägt statt dessen vor, in die Blendebene des Okulars und 

 in die Zeichenebene je ein System konzentrischer Kreise zu bringen, 

 und nun Spiegel- oder Zeichentläche so lange zu verstellen, bis beide 

 zentriert sind. Zum Einlegen ins Okular (Meßokular) dient ein Strich- 

 kreuzplättchen mit 10 Kreisen von Radien zwischen 0*5 bis 5 mm 

 (das zugleich als Zentrierkreuz z. B. für Kreuztisch gebraucht werden 

 kann) ; auf die Zeichentläche bringt man einen Karton, auf dem man 

 mit dem Zirkel ein System konzentrischer Kreise entwirft. Kombiniert 

 man den Zeichenapparat mit der Lupe (Präparierstativ) , so ist es 

 besser, statt der Okulareinlage ein kle'ines Kreissystem, auf feinem 

 Karton gezeichnet, zu betrachten, oder einen Objektträger mit Kreis- 

 system auf einer Unterlage von weißem Papier, am vorteilhaftesten 

 a,ber einen Milchglasobjektträger mit schwarzem Kreissystem. Beim 

 Gebrauch von Zeichenokularen mit eingebautem Prisma ist man auch 

 x\m Mikroskop auf einen (durchsichtigen) Objektträger mit Kreissystem 

 angewiesen. 



Okulareinlage, Objektträger und Milchglasobjektträger liefern 

 W. &. H. Seibert, Wetzlar und J. D. Möller, Wedel bei Hamburg. 



W. J. Schmidt {Bonn). 



Prell, H. , Die Ausgestaltung des gewöhnlichen Abbe- 

 schen Zeichenapparates zum Universalzeichen- 

 apparat (Zool. Anz. Bd. 57, 1923, S. 42— 48). 

 Bisher mußte man für Mikroskop, Lupe und Brillenglasstativ je 

 einen besonderen Zwischenapparat (vom Abbe sehen Typus) haben. 

 Verf. schlägt vor, einen Abbe sehen Universalzeichenapparat her- 

 zustellen , indem man den Spiegel mit seinem Arm auswechselbar 

 herstellt, so daß man fürs Mikroskop einen Spiegel 9 X 11 cm mit 



Zeitschr. f, wiss. Mikroskopie. 40, 4. 25 



