386 Keferate. ~ 40,4. 



12'5 cm langen Arm, für die Lupe einen leichteren Spiegel 6X8 cm 

 mit 9 cm langen Arm und schließlich für Verkleinerungen großer Ob- 

 jekte (Objekt unter den Spiegel, Zeichenblatt unter das AsBESche 

 Würfelchen!) einen Spiegel 17 X 20 cm mit 25 cm langen Arm zu- 

 sammen mit demselben Würfellialter gebrauchen kann. Lupen- und 

 Brillenglashalter sollen die P^orm eines Rohrstutzens von demselben 

 Lumen und der gleichen Wandstärke liaben, wie der Mikroskoptubus. 

 Als Brillenglasstativ empfiehlt sich seiner großen Stabilität wegen 

 das Braus -DrIjner sehe Stativ, indem an Stelle des Binokularmikro- 

 skops ein Lupenhalter eingesetzt wird. Der Spiegel, der bei seinen 

 großen Ausmaßen den Würfelhalter zu sehr belasten würde, ist dabei 

 am verlängerten Träger des Lupenhalters befestigt oder kann ganz 

 getrennt aufgestellt werden. Bei Objekten von einiger Tiefe empfiehlt 

 es sich, einen verstellbaren Objekttisch zu gebrauchen, da die \er- 

 stellung der Linse zugleich den Abstand der Zeichenfläche vom 

 Apparat ändert und zu Verzeichnungen Veranlassung gibt. Als Belag 

 des Zeichentisches schlägt Verf. statt Lindenholz, in dem die Reiß- 

 nägel Narben hinterlassen, dickes, bestes Linoleum vor, in dem die 

 Eindrücke der Reißnägel fast unmittelbar verschwinden. 



ir. J. Schmidt (Bonn). 



Lauche, A., Ein einfacher M i k r o s k o p i e r k a s t e n (Zentralbl. 



f. allgem. Patliol. u. pathol. Anat. Bd. 33, 1923, S. 371 — 374 



m. 1 Abb.). 

 Bei den bisherigen Modellen , die sich mehr oder weniger an 

 das NuTTALSche anlehnen, war die Heizvorrichtung unter dem 

 Kasten angebracht, wodurch das Mikroskop unbequem zu benutzen 

 war ; ferner diente als Wärmequelle eine Gastlamme, die bei längerem 

 Gebrauch durch ihren Geruch belästigt, und schließlich ist die Be- 

 nutzung des Abbe sehen Zeichenapparates nicht oder nur mit Um- 

 ständen möglich. Verf. empfiehlt als Heizquelle eine seitlich, links 

 in den aus Holz oder Asbestpappe hergestellten Kasten eingeführte 

 Kohlenfaden -Glühlampe von 1.5 bis 30 Kerzen, die zur Regulierung 

 der Temperatur in einer Röhre verschiebbar ist, während das Mikro- 

 skop rechts im Kasten steht und mit dem Tubusende , den Trieb- 

 küöpfen für grobe und feine Bewegung durch den Deckel nach außen 

 tritt. Innen ist vor der Einführungsstelle der Lampe eine Wand 

 aus Wellpappe von "-/o der lichten Höhe angebracht, um direkte Be- 

 strahlung des Objekttisches auszuschalten. Die Vorderseite des 

 Kastens enthält das 9 X 9 cm große Glasfenster vor den Mikroskop- 

 spiegel; ein zweites Fenster befindet sich auf dem Deckel des Ka- 

 stens , um die Hantierungen auf dem Objekttisch mit dem Auge 

 kontrollieren zu können. An der, dem Beobachter zugekehrten Seite 

 ist eine 12 X 19 cm große Öffnung zum Einführen der Hand; mit 

 angesetzter Tuchmanschette, die um den eingeführten Arm zugeknöpft 

 wird. Mikroskope älterer Stativform mit Prismenführung und Mikro- 



