pareillc mali^rc , il ne doit jamais etre' permis de proposer un 

 systfeme, qu'on ne mette sous les yeux des lecteurs , le tcxte des 

 autorit^squ'oniuvoque. Mais au fond, la dissertation , ^l^gam- 

 ment 6criteet solidement raisonnee, nous a paru decider d'une 

 maniere irrevocable , ce proLleme inleressant d'Histoire et de 

 Geographic. 



§ 4- Instrumens , procede's. 



CoLLiMATEL'R FLOTTANT. — L'unc des Operations les plus 

 frequentes dans les applications de I'astronomic h la geographic 

 uialhdniatique , c'est de mesurer les angles verticaux. Elle a 

 lieu notamment chaque fois que Ton prend une latitude; mais 

 la plupart des instrumens qu'on emploie dans ce cas sont sus- 

 ceplibles de presenter des erreurs surla position du point zeni- 

 thal. M. le Capitaine Kater vient de communiquer h la Socidte 

 Royale de Londres , la dcscriplion d'un nouvd instrument de 

 son hucntlon , dont I'objct est de connaitre et d'waluer ces er- 

 reurs dccoUhnalion , aflnd'c7idcgagerlcs operations. L'auteur 

 paralt avoir combine fort heureusemont rinf^eniciix principe 

 empleye par M. Bessel , pour decouvrir reffct de la flexion des 

 telescopes, avec la proprieie des corps flotlants sur un fluide 

 quelconque.qui prennent toujours la meme position determinee 

 relativement^l'horizon: son fluide est le mercure; son flotteur 

 du fer fondu , d'un poids considerable pour deiriiire les tre- 

 moussemens par I'inertie. L'ensemble de I'instrument se com- 

 pose d'une cuvette, quisertde receptacle; du mercure, qui rem- 

 plit la capacite de la cuvette ; d'une masse de fer qui nage dans 

 le bain de mercure , et d'un tube qui porle sur la masse de fer. 

 Pour connaitre I'erreur de colliuiation , il sufllt d'appliquer 

 snccpssivcment le tube de chaque cote du cercle; la dcmi- 

 diirerence des deux distances au zenith est I'erreur de colli- 



