74 Sommerfeldt: Fortschritte mineral. u. metallogr. Mikrosk. XXVIII, 1. 



Hauptsäcblicli wegen dieses Übelstandes verließ man diese Zahn- 

 radübertragung und vollführte die Drehung des Nicols durch Zuhilfe- 

 nahme einer Verbindungsstange nach E. Sommerfeldt^. 



Mikroskope von diesem Typus wurden später auch auf An- 

 regung von Wright (zu Washington) und Souza- Brand ao (zu Lis- 

 sabon), sowie von EntiHL (zu Sipur bei Calcutta) konstruiert und von 

 Wright auch für das Arbeiten bei extrem hohen Temperaturen 

 benutzt". 



Für speziell petrographische Zwecke lieferte kürzlich die Firma 

 R. FuESS eine den gleichen Mechanismus besitzende Mikroskopform ^. 



Alle diese späteren Konstruktionen benutzen jedoch nicht die 

 von E. Sommerfeldt eingeführte Vereinfachung an einem und 

 demselben Teilkreis den Drehungsbetrag der Nicols und den 

 Drehungsbetrag des Präparats ablesen zu können. Es ersetzt näm- 

 lich die gleichzeitige Drehung der Nicols nicht in allen Fällen die 

 Drehung des Präparats; handelt es sich um die Messung von Spal- 

 tungswinkeln oder sonstigen von der Polarisation des Lichtes unab- 

 hängigen Merkmalen des Präparats, so wird eine Drehung des Prä- 

 parats in meßbarem Betrage unumgänglich. Es ist ein Nachteil der 

 oben geuannten Modelle , daß sie für die beiden Drehungsarten be- 

 sondere Teilkreise benötigen, von denen überdies der eine — um 

 das Instrument nicht gar zu unhandlich werden zu lassen — meist 

 klein ist und daher nur mäßige Genauigkeit gestattet. Durch die 

 von Sommerfeldt angegebene Möglichkeit am gleichen Teilkreise die 

 Drehung des Objekts und diejenige der Nicols ablesbar zu machen, 

 würde eine größere Genauigkeit erzielt und eine einfachere Hand- 

 habung ermöglicht werden. 



II. Das kristallographische Mikroskop. 



Da der Mineralog im engeren Sinne und mehr noch der Kristallo- 

 graph die äußeren Versuchsbedingungen in hohem Grade variieren 



^) Sommerfeldt, E., Diese Zeitschr. Bd. XXI, 1904, p. 181. 



^) Wright, F. E. , A new petrographic microscope (Amer. Journ. of 

 Science vol. XXIX, 1910, p. 407; Ref. diese Zeitschr. Bd. XXVII, 1910, 

 p. 449). — Leiss, C. , Neues Mikroskop Modell Ib nach SouzA Brandäo 

 (Zeitschr. f. Kristallogr. Bd. XLIX, 1911, p. 193). 



3) Lelss, C, Zeitschr. f. Kristallogr. Bd. XLVIII, 1910, p. 377; Bd. 

 XLIX, 1911, p. 195; Ref. diese Zeitschr. Bd. XXVII, 1910, p. 552. 



