28 Lendenfeld: Bemerkungen üb. mikroskopische Messungen. XXVIII, 1. 



und andere liaben in ihren neueren Arbeiten die Grenzwerte der 

 Dimensionen der Nadeln sowie häufig auch ihre Durchschnittswerte 

 angegeben und zur Erläuterung wohl auch Zusammenstellungen der 

 Beziehungen zwischen den Dimensionen untereinander und zu anderen 

 Charakteren der Nadeln beigefügt. Wenngleich hierdurch die Exakt- 

 heit der Beschreibung bedeutend gewonnen hat , ist es doch nicht 

 möglich gewesen auf diese Weise die Nadeln in einer wirklich ge- 

 nauen , zur Erzielung weiterer Schlüsse ausreichenden Art zu be- 

 schreiben. Um das zu erreichen , muß eine biometrische Methode 

 angewendet werden , und ich habe , bei der Schilderung der pazifi- 

 schen Hexactinelliden , mit welcher ich mich in den letzten .Jahren 

 beschäftigte, die Dimensionen der Nadeln, namentlich der Amphidiske, 

 auf diese Weise bearbeitet. 



Jede biometrische Untersuchung setzt eine große Zahl von Einzel- 

 messungen voraus. Bei Anwendung der üblichen mikroskopischen 

 Meßmethoden hätte es ungemein viel Arbeit und Zeit gekostet, jene 

 Tausenden von Messungen zu machen, welche zu dem biometrischen 

 Studium der Nadeln erforderlich waren. Ich suchte daher eine ein- 

 fachere , raschere und , wenn möglich , auch exaktere Methode zur 

 Nadelmessung ausfindig zu machen, und es gelang mir eine Einrich- 

 tung zusammenzustellen , welche den oben angeführten Forderungen 

 in vollkommenster Weise entspricht. Da sich diese Einrichtung zur 

 Vornahme anderer mikroskopischer Messungen ebensogut eignet wie 

 zur Messung der Dimensionen der Spongiennadeln , glaube ich , daß 

 es manchen Leser dieser Zeitschrift interessieren dürfte , genaueres 

 darüber zu erfahren. 



In der Figur 1 ist der Grundplan dieser Einrichtung dargestellt. 

 Bei (a) steht , auf einem etwa 1 m hohen Tisch , eine Projektions- 

 lampe , welche samt den zugehörigen Sammellinsen und dem Licht- 

 kühler (b) in einem Gehäuse untergebracht ist. Die optische Achse 

 dieser Linsen (der Lampe) liegt annähernd horizontal. Vor dem 

 Gehäuse der Projektionslampe ist das Mikroskop (c) horizontal so 

 aufgestellt, daß seine Achse mit der Achse der Linsen der Projek- 

 tionslampe zusammenfällt. Von dem am Kreuztisch des Mikroskopes 

 befestigten Präparat wird ein vergrößertes Bild auf den Spiegel (dcl) 

 geworfen. Dieser Spiegel ist auf einem verschiebbaren Gestell be- 

 festigt und nach allen Seiten drehbar. 



Links, dicht neben dem Mikroskop, befindet sich eine senkrecht 

 stehende, 4 qm große Mattscheibe (ce)^ deren mattierte Seite dem 

 Spiegel zugekehrt ist. Der Spiegel steht etwas schief, weder senk- 



