XXVIII, 1. Sommerfeldt: Fortschritte mineral. u. metallogr. Mikrosk. 79 



sowie von ten Siethoff^ für qualitative Zwecke verwertet, neuer- 

 dings ermöglicht es die von W. Arschinow^ angegebene Halbkugel 

 diese Drehungen in genau meßbarem Betrage auszuführen. 



Eine andere Verbesserung am Kondensor ist von E. Sommerfeldt^ 

 angegeben und besteht darin auf der unteren Linse des Kondensors 

 eine Skala so anzubringen, daß sie bei herausgenommenem 

 Okular deutlich sichtbar erscheint. Dadurch wird es möglich, die 

 bei der Beobachtungsweise nach Lasaulx erzeugten Achsenbilder 

 sehr kleiner Kristallpräparate auszumessen. Bei größeren Kristall- 

 durchschnitten wird man freilich stets die Erzeugung der Achsen- 

 bilder mit Hilfe der Bertrand sehen Linse vorziehen. 



Wright* hat ein zweckmäßiges Okular beschrieben, welches die 

 Ausmessung der im konvergenten Licht entstehenden Interferenz- 

 figuren mittels eines Okularmikrometers gestattet. Auch gestattet 

 das Okular die Einführung eines Keils für Messungen der Doppel- 

 brechung durch Kompensation. 



Als Ersatz für einen solchen Keil empfiehlt Nikitin^ ein schräge 

 zur Instrumentachse drehbares Blättchen. 



b) Erhitzuugsapparate. 



An der Konstruktion solcher Erhitzungsapparate, welche auf 

 den Objekttisch eines gewöhnlichen Mikroskops aufgesetzt werden 

 können — also keiner Spezialstative bedürfen — ist während der 

 letzten Jahre rege gearbeitet worden. Recht einfach war der Er- 

 hitzungsapparat von Brunnee, der u. a. auf dem Naturforscherkongreß 

 zu Cassel vorgeführt wurde, aber nicht mehr konstruiert zu werden 

 scheint, seit die Voigt- und Hochgesang sehen Werkstätten aufgehört 



^) TEN Siethoff, Beitrag zur Kristalluntersuchung im konvergenten 

 Licht (Zentralbl. f. Mineral, Geol. u. Paläont. Bd. IV, 1903, p. 657). 



") Arschinow, W. , Über die Verwendung einer Glashalbkugel zu 

 quantitativen optischen Untersuchungen am Polarisationsmikroskope (Zeitschr, 

 f. Kristallogr. Bd. XLVIII, 1911, p. 225). 



ä) Sommerfeldt, E., Eine Verbesserung am Kondensor (Tschermaks 

 mineral. u. petrogr. Mitteil. Bd. XXIV, 1905, p. 329). 



4) Wright, f. E., A new ocular for use with the petrographic micro- 

 scope (Amer. Journ. of Sc. vol. XXIX, 1910, p. 415; Ref. diese Zeitschr. 

 Bd. XLVII, 1910, p. 448). 



5) Nikitin, Zeitschr. f. Kristallogr. u. Mineral. Bd. LXVII, 1910, p. 378. 



