76 Sommerfeldt: Fortschritte mineral. u. metallogr. Mikrosk. XXVIII, 1. 



schrieben sind — erscheinen bei Anwendung eines Platin-Widerstand- 

 öfchens vom Röhrentypus als notwendig, da ein solcher eine relativ 

 erhebliche Länge besitzt. Großes Interesse verdient der von Wright 

 gemachte Vorschlag, ein Thermoelement so in das Mikroskopstativ 

 einzubauen, daß der zu erhitzende Mineralsplitter unmittelbar auf 

 die Lötstelle des Elements aufgelegt wird. 



Dadurch wird eine besonders genaue Temperaturmessung mög- 

 lich, solange nicht etwa die Drähte des Thermoelements verändert 

 werden. Dieses Bedenken scheint dem Verf. freilich zu bestehen, 

 da ja schon durch Flammengase die Spannung der Thermoelemente 

 sich ändert. Es dürfte sich daher oft empfehlen einer besonderen 

 Unterlage (z. B. einem benachbarten Platin- oder Iridiumhäkchen) 

 den Vorzug zu geben. Für derartige Mikroskope ist die Drehbarkeit 

 des Objekttiscbes kaum mehr in Anwendung zu bringen, so daß die 

 Kicols in gemeinsam rotierbarer Form angebracht sein müssen, wenn 

 man überhaupt die Polarisationserscheinungen bei derartig hohen 

 Temperaturen verfolgen will. Die DoELXERsehen Mikroskope ge- 

 statten Messungen bis zu 1600^, höhere Temperaturen kann man 

 auch mittels der Thermoelemente kaum noch messen. 



b) Stative für die U uiv ersal-(Dreh-)Methode. 



Drehvorrichtungen, um im schief einfallenden Licht Kristalle 

 untersuchen zu können, sind bereits älteren Datums, sie sind von 

 Fedorow (sogen. Universalapparate) und C. Klein konstruiert; sie 

 bildeten bisher Nebenattribute, die auf den Objekttisch aufgesetzt 

 werden, neuerdings jedoch liefern die Fuess sehen Werkstätten ein 

 Mikroskop, bei welchem der Objekttisch selbst drehbar ist\ nach 

 den Angaben von Souza- Brand ao. Auch ist diesem Instrument eine 

 Negativlinse eigentümlich, welche in eine über den Okularteller zu 

 stülpende Fassung gesetzt wird. 



III. Das metallographisclie Mikroskop. 



Als grundlegend für zahlreiche neuere Konstruktionen metallo- 

 graphischer Spezialmikroskope kann das von Le Chatelier angegebene 



1) Leiss, C. , Über zwei neue Mikroskope für petrographische und 

 kristallographische Studien (Zeitschr. f. Kristallogr. Bd. XLIX, 1911, p. 193). 



