172 Heimstädt: Neuer Universal -Projektionsapparat usw. XXVIII, 2. 



wird heruntergeklappt. Sie ruht dann mit ihrem oberen Ende auf 

 den beiden Stützen St. Auf die kleine optische Bank, die auf der 

 inneren Seite der vorderen Wand angebracht ist, werden die Linse L 

 und das Projektionsmikroskop M gestellt (Fig. 5). Dann werden die 

 in einer Führung gleitenden Metallstangen Ä aus dem Gehäuse her- 

 ausgezogen und auf diese wird ein Vorhang aus schwarzem Tuch 

 gehängt , der den Raum , in welchem sich das Mikroskop befindet, 

 lichtdicht nach außen abschließt. Nur au der Stelle, wo der Tubus 

 und das Projektionsokular hinausragen , befindet sich eine kleine 

 Öffnung. Die Linse L und das Mikroskop M können während der 

 episkopischen und diaskopischen Projektionen ihren Platz behalten. 

 Das hat den großen Vorteil, daß man beispielsweise bei dem Über- 

 gang von der episkopischen zur mikroskopischen Projektion nur die 

 Lampe in die wagerechte Stellung zu bringen hat und den Spiegel 

 Spj^ hinaufzuklappen braucht. 



Wie schon bei der Beschreibung der Lampe erwähnt wurde, 

 ist die Austrittspupille des Scheinwerfers kein voller Kreis, sondern 

 ein Kreisring. Bei einer mit der Lampe koaxialen Aufstellung der 

 Linse L und des Mikroskopes 31 würde in den Kondensor des Mikro- 

 skopes kein Licht eintreten. Man hat sich früher damit geholfen, 

 daß man für die mikroskopische Projektion eine eigene Bogenlampe 

 mit Kondensor anordnete, ein Hilfsmittel, welches den Apparat wesent- 

 lich verteuerte. Bei dem hier beschriebeneu Apparat ist der Übel- 

 stand beim Scheinwerfer , nämlich das Fehlen des mittleren Teiles 

 des Beleuchtungsbündels, auf eine einfache Weise umgangen. Die 

 Achse der Beleuchtungslinse und des Mikroskopes ist gegenüber der 

 Achse des Hohlspiegels verschoben. Ferner befindet sich der Auf- 

 stellungsort der Linse sehr weit von der Lampe, was allerdings zur 

 Folge hat, daß der Durchmesser der Linse ziemlich groß gewählt 

 werden muß. Diese beiden Maßnahmen ermöglichten es, den Schein- 

 werfer auch für die mikroskopische Projektion nutzbar zu machen. 



Infolge ihrer beträchtlichen Größe macht die Linse L die Ver- 

 wendung von besonderen Beleuchtungsliusen bei Mikroprojektionen 

 mit schwacher Vergrößerung den sogenannten „Brillenglaskondeu- 

 soren" überflüssig. Nur bei Projektionen mit langbrennweitigen Ob- 

 jektiven, beispielsw^eise den Mikropolaren von 100 und 75 mm Brenn- 

 weite , ist die Verwendung eines Brillenglaskondensors nicht zu 

 umgehen. 



