184 Sommerfeldt: Mikrosk. Untersuchungsmethod. f. Mineral. XXVIII, "2. 



eine Wage her, die zwar nur eine geringe Tragkraft besitzt, aber 

 noch Substanzmengen von wenigen Milligrammen auf ein Prozent 

 genau (und bei Gebrauch einer mikroskopartigeu Ablesung noch ge- 

 nauer) zu wägen gestattet. 



Die Wage besteht aus einer hebeiförmig gebogenen Glaskapillare, 

 die an einem Quarzglasfaden befestigt ist, der senkrecht auf der 

 Ebene der Kapillare steht und ungefähr durch ihren Schwerpunkt 

 geht. An das eine Ende der Kapillare wird die zu wägende Sub- 

 stanz angehängt (z. B. in einem kleinen Platinschälchen, während das 

 andere Ende vor einer Skala spielt). Je schwerer die zu wägende 

 Substanz ist, um so mehr tordiert sie den Quarzglasfaden und um 

 so mehr wird das vor der Skala befindliche Ende der Glaskapillare 

 aus seiner Anfangsstellung (Nullpunkt) verschoben. Um diese Ver- 

 schiebung genauer ablesen zu können, ist an die Kapillare ein dünner 

 Platindraht als Fortsetzung angeschmolzen, auch kann die Ablesung 

 mit einem schwach vergrößernden Mikroskop vorgenommen werden, 

 das mit dem Glasgehäuse der Wage starr verbunden wird. 



Um den sehr zerbrechlichen Quarzfaden zu schützen , wurde 

 noch eine Arretierungsvorrichtung beschrieben, welche nach dem Ge- 

 brauch der Wage die Glaskapillare ergreift und in ihrer Stellung 

 unverrückbar festhält. 



Verbesserungen an der Wage , die anfänglich besonders zur 

 Selbstkonstruktion für Phj'^siker geeignet erschien , wurden zunächst 

 von 0. Brill^ vorgenommen. Es zeigte sich, daß besonderer Wert 

 auf ein sicheres Auf kitten des Quarzfadens zu legen ist, und daß 

 hierbei hygroskopische Kittmittel , wie z. B. Wasserglas , vermieden 

 werden müssen. 



Später wurde eine nach anderen Prinzipien konstruierte Mikro- 

 wage in Ramsays Laboratorium verfertigt, doch ist diese noch nicht 

 käuflich und auch nur für sehr geübte Physiker bestimmt (z. B. muß 

 das Gehäuse der Wage evakuiert werden). Hier können wir daher 

 die RAMSAYSche Mikrowage übergehen. 



0. Brill und Cläre de Bereton Evans" führten mittels der 

 Mikrowage Dichtebestimmungen an sehr kleinen Substanzmengen aus 



^) Brill, 0., Über einige Erfahrungen beim Gebrauch der Mikrowage 

 für Analysen (Berichte d. deutsch, chera. Gesellsch. Bd. XXXVIII, 1904, 

 p. 140—146). 



■-) Brill, 0., n. Cläre de Bereton Evans, Proc. Chem. Soc. 

 vol. LXXIV, 1908, p. 185; Journ. Chem. Soc. London vol. XCIII, 1908, 

 p. 1442. 



