352 Wychgrara: Aus optischen und mechan. Werkstätten IV. XXVIII, 3. 



essierte Biologen, welche an der Hebung der Volksbildung irgendwie 

 beteiligt sind, sich gerade dieses Zweiges annehmen möchten, welcher 

 als ein unendlich dankbares Anschauungsmittel bezeichnet werden 

 kann. Bevor auf die Apparate eingegangen wird , möge einiges 

 Allgemeine mitgeteilt werden. 



Mit der Herstellung mikrokinematographischer Aufnahmen haben 

 sich hauptsächlich u.a. beschäftigt: Das Kaiserin -Friedrich -Haus in 

 Berlin (Kuttner, Reicher), Siedentopf in Jena, Scheffer in Berlin, 

 Fred Vles an der Sorbonne , Commandon in Paris , Ries in Basel, 

 Sommerfeldt in Tübingen (Aachen). Films des letzteren sind von 

 Ernemann im Handel zu beziehen und stellen kristallographische Er- 

 scheinungen dar. Scheffer arbeitete mit einem (in der Berliner 

 klinischen Wochenschrift, 1910, No. 12) näher beschriebenen Instru- 

 mentarium von Zeiss und Messter. Ries beschreibt seine Technik 

 im Archiv für mikroskopische Anatomie und Entwicklungsgeschichte 

 (1910). Er benutzte den klassischen Apparat von Lumiere. 



In dem oben zitierten Aufsatze hat Scheffer die notwendigsten 

 Anforderungen an die Apparatur, ohne deren Erfüllung Erfolge 

 zweifelhaft sind, präzisiert. So wird verlangt, daß unter allen um- 

 ständen das Bild während der Aufnahme auf dem Film betrachtbar 

 sein muß, und zwar muß das Bild auch mit der Lupe zu kontrollieren 

 sein. Diese letzte Forderung ist sehr wichtig, da ja die kleinen 

 Filmbilder einer späteren, recht erheblichen Vergrößerung durch die 

 Projektion unterzogen werden, so daß das Originalteilbild bei mög- 

 lichst schwacher Vergrößerung sehr inhaltsreich und absolut scharf 

 sein muß. Da es sich um bewegte Objekte handelt, so muß natür- 

 lich die Bewegung nicht nur in der scharf eingestellten Objektebene, 

 sondern auch in die Tiefe verfolgt werden können, und dies führt 

 zu Scheffers zweiter These: Daß sämtliche Bewegungen, sowohl 

 grobe und feine des Tubus als auch die Bewegung des Objekttisches 

 von Hand aus durch den Beobachter während der Aufnahme bequem 

 ausführbar seien. 



Was die Belichtungszeit anlangt, so ist es nicht erforderlich, 

 daß sie an die Bildfrequenz streng gebunden ist, sondern es empfiehlt 

 sich, auswechselbare Sektorenscheiben zu benutzen, welche mechanisch 

 einen bestimmten ablesbaren Bruchteil der Zeitdauer des jeweiligen 

 Filmstillstandes zur f]xposition freigeben. Natürlich muß die Be- 

 lichtungszeit der Lichtquelle, der Bewegungsgeschwindigkeit des Ob- 

 jektes, der Bildwechselfrequenz, der Vergrößerung und der Empfind- 

 lichkeit des Films angepaßt sein. Für periodische Bewegungen gelten 



