XXVIII, 3. Wychgram: Aus optischen und raechan. Werkstätten IV. 339 



erfüllt, wenn die sphärische Aberration beseitigt ist. Durch ent- 

 sprechende Wald des Radienverhältnisses lassen sich die sphärischen 

 Aberrationen für bestimmte Aperturbereiche auf ein günstigstes 

 Minimum bringen, und zwar ist die Wahl des Aperturbereiches durch 

 die bestehenden gebräuchlichen Untersuchungs- resp. Einschlußtech- 

 niken nach oben mit 1'34, nach unten etwa bei dem Aperturmaximum 

 starker Trockensysteme — also 0"95 — gegeben. Der konzentrische 

 Kondensor nun besitzt den Aperturbereich von 0*97 bis 1*35. Dieses 

 leichte Verschieben der Grenzen nach oben ergibt sich praktisch 

 aus der tiächenhaften Natur der gebräuchlichen Lichtquellen. 



Als theoretisch mögliche maximale Helligkeit ergibt sich 89*1 — 

 Proportionalitätsfaktor gleich 100 gesetzt — und erreicht wird die 



1. 



Helligkeit SI'l ; was als überaus günstiges Ergebnis bezeichnet werden 

 muß. Aus der schematischen Figur 1 , welche den Strahlengang 

 darstellt, ergibt sich, daß beide Spiegelflächen an denselben Glas- 

 körper angeschliffen werden können , welcher von planen Flächen 

 nach oben und unten begrenzt ist. Die reflektierenden Fläclien 

 werden versilbert, so daß auch eine besondere Blende zur Aus- 

 sonderung der Strahlen niedriger Apertur in Fortfall kommen kann. 

 Diese Eigenschaften vermeiden die Gefahr von Zentrierungsfehlern 

 und reduzieren die Herstellungskosten. 



Die technische Ausführungsform des neuen Kondensors zeigt 

 Figur 2 , welche ohne weiteres verständlich ist. Erforderlich sind 

 Objektträger von höchstens 1 mm Dicke, Deckgläser sollen 0'17 mm 

 dick sein. Es werden drei Formen der Kondensorfassungen und 



22* 



