340 Wychgram: Aus optischen und mechan. Werkstätten lY. XXYIII, 3. 



Montierungen angeboten: In Scliiebeliülse mit Zentriervorrichtung, 

 als Platte, welche auf dem Objekttisch befestigt wird und schließlich 

 in großer Ausführung in Schiebehülse ohne Zentriervorrichtung. Der 

 Kondensor kann für Spezialzwecke auch aus Quarz hergestellt und 



kann auch mit besonders hohen oder niedrigen Aperturen geliefert 

 werden. Figur 3 zeigt eine Aufnahme des Strahlenganges nach dem 

 Austritt aus dem Körper des Kondensors in Uranglas und zeigt die 

 schöne exakte Vereinigung der Strahlen. 



Diesem konzentrischen Kondensor nahestehend sind die ültra- 

 kondensoren von Jentzsch-Leitz, deren Strahlengänge in den Figuren 4 



bis 6 dargestellt sind. Sie ermöglichen die Beobachtung der Beugungs- 

 bilder von Teilchen, deren Größenordnung unterhalb der Auflösungs- 

 fähigkeit der abbildenden Objektive liegt. Hier werden auch wieder 

 nur KugelHächen verwendet, jedoch nicht konzentrische. Die Strahlen 

 fallen in allen Azimuten der Objektebene und auch oberhalb und 

 unterhalb dieser ein. Ursprünglich sind diese Kondensoren für Unter- 



