XXVIII, o. Wychf^raiu: Aus optischen und niochan. Werkstätten IV. 34;{ 



00 



dicht uiiterlialb des Objeivtes durch eine zentrale kreisförmige Blende. 

 Die Spiegelung- Hndet offenbar an dem Aersilberten Begrenzungs- 

 mantel des Glaskörpers 

 statt. Die Objektträger 

 sollen nicht stärker als 

 1*2 mm sein, für die Deck- 

 glasdicke ist 0']8 mm 

 bestimmt. Die starken Sy- 

 steme müssen durch Trich- 

 ter abgeblendet werden. 



Auf dem Gebiete der 

 liauptsächlich für metallo- 

 graphische Untersuchun- 

 gen gebräuchlichen Ein- 

 richtungen zur Beleuchtung 

 opaker Objekte sind ver- 

 schiedene Produkte zu be- 

 sclireiben, welche im Prin- 

 zip von denselben Konstruk- 

 tionsgrundsätzen ausgehen, 

 dabei aber äußerlich man- 

 nigfaclie Formen erhalten 

 haben. 



Einen besonders voll- 

 ständigen und dabei recht 

 liandlichen Opakilluniinator 

 bringt die Firma Leitz her- 

 aus. Seine Anordnungs- 

 weise zeigt Figur 9. Für 

 schwache Objektive bis 

 zur Brennweite von 24 mm 

 genügt die Reflexion des 

 zur Beleuclitung dienenden 

 Lichtes durch eine plan- 

 parallele Glasplatte, Avel- 

 che im freien Abstände 



zwischen Objektiv und Objekt unter 45 " gegen die optisclie Achse 

 geneigt, am Objektiv durch einen einfachen Klammerhalter befestigt 

 wird. Für die stärkeren Systeme von 16 mm Brennweite ab bis 

 zur Olimmersion ist der größere Illuminator erforderlich. Ein an 



