316 Wolff : Neue Bogenlampe f. ruikio- u. makrophotogr. Arbeit. XXVIII, Ö. 



sonders im Winter kann man in äie Lage kommen, für Reproduktions- 

 z\v6cke schnell Kopien auf gewöhnlichem C elloidinpapier, das 

 ja dann von den meisten Anstalten ausdrücklich verlangt wird, 

 schneller herstellen zu müssen, als es bei Benutzung des trüben 

 Tageslichtes möglich ist. Da ist der Ewonscheinwerfer der beste 

 Ersatz , den man sich wünschen kann. Ich habe mit ihm in der 

 Dunkelkammer von einer Platte, die normale Deckung zeigte (Land- 

 schaftsaufnahme) in einer Entfernung von 75 cm von der Frontlinse 

 ein kräftig durchkopiertes Positiv auf glattem Vindobona-Celloi'din- 

 papier in 30 Minuten erhalten. 



Das Gesagte dürfte nun wohl die hohe Lichtstärke des neuen 

 Scheinwerfers zur Genüge illustrieren. 



Wenden wir uns nunmehr der Prüfung der Fixpunkteigenschaft 

 der Lampe zu. 



Welchen Wert eine wirkliche Fixpunktlampe für mikrophoto- 

 graphisclie Arbeiten haben muß, dürfte jedem klar sein, der viel 

 mit irgendeinem unserer größeren mikrophotographischen Apparate 

 gearbeitet hat und daher Aveiß, daß es bisweilen sogar bei den besten 

 ScHUCKERT- Lampen in puncto Fixpunkt in unangenehmer Weise 

 liapern kann. 



Ich habe daher den Ewonscheinwerfer in dieser Beziehung be- 

 sonders sorgfältig geprüft. Aber selbst dann, wenn der Lichtkreis 

 auf einen 7 m entfernt stehenden Schirm geworfen wurde , war 

 während dreistündiger Brennzeit eine Veränderung der Lage des 

 Kreises (die ich entsprechend markiert hatte) nicht zu bemerken. 

 Ich kann überhaupt versichern, daß ich bisher, nachdem ich nun 

 ziemlich ein halbes Jahr mit dem Apparate arbeite, nie die geringste 

 Dezentrierung des Lichtbogens beobachtet habe. Die Lampe ist in 

 dieser Beziehung schlechthin unübertretflich. 



Dazu kommt nun, daß die Lampe mit einer geradezu unerhörten 

 Ruhe und Gleichmäßigkeit brennt. Das ist speziell für mikrophoto- 

 graphische Arbeiten natürlich von allerhöchstem Werte. 



Diese Eigenschaft beruht selbstverständlich zunächst auf dem 

 leichten Einspielen des Hebelwerkes, das die Kohlen trägt. Außer- 

 dem ist jedoch die Beschaffenheit der vom Fabrikanten für seine 

 Lampe ausgewählten Kohlen in dieser Beziehung sehr wesentlich. 

 Die zum Gebrauch mit dem „Miniaturscheinwerfer" Ewon bestimmten 

 Kohlen übertreffen an Güte jedes andere Fabrikat , das mir bisher 

 unter die Hände gekommen ist. I^s handelt sich uui die Marke A 

 aus der Fabrik Gebrüder Siemens, Lichtenberg b. Berlin. 



