XXVIII, 3. Wolff: NeueBogenlampef.mikro-u.makrophotogr. Arbeit, 301 



Arbeiten, wie icli auf Grund mehrjiiliriger P^rfahrungen mit diesen 

 Instrumenten, die bei ihrem ersten Auftreten wohl auch manchen 

 anderen verblütft und zur Anschaffung verführt haben werden, ver- 

 sichern kann. Bezeichnenderweise hat auch die wissenschaftlich und 

 praktiscli führende Firma, Carl Zeiss, sich bis jetzt nicht zur 

 Empfehlung einer einzigen derartigen Konstruktion, geschweige denn 

 zur Ausbildung analoger Apparaturen für mikrophotographische oder 

 Projektionszwecke entschlossen. 



Alle diese Lampen sind im Prinzip verfehlt, weil sie nicht 

 automatisch regulieren , zu kurze Brenndauer haben und infolge des 

 ungleichen Abbrennens der Kohlen keine Fixpunktlampen sind. Das 

 automatische Regulieren ist für Lampenkonstruktionen, die nicht eine 

 bloße Spielerei sein sollen , conditio sine qua non. Lange Brenn- 

 dauer ist mindestens sehr wünschenswert, denn erfahrungsgemäß 

 erlöschen die Lampen immer gerade dann, wenn die Notwendigkeit, 

 neue Kohlen einzusetzen, am störendsten die Arbeit unterbricht. Und 

 es ist fast überflüssig, ein Wort darüber zu verlieren, daß die Lampen 

 um so weniger, nicht so sehr für subjektive direkte Beobachtung, 

 als besonders für Projektionszwecke und für mikrophotographische 

 Arbeiten sich eignen , als sie außerstande sind , dauernd während 

 des Brennens den Flammenbogen an derselben Stelle, — auf die 

 optische Achse des Kollektorsystems bezogen, — zu erzeugen. Und 

 in der Tat haben wir bisher eine ideale Fixpunktlampe (Bogen- 

 licht !) nicht besessen. Bei kürzerer Brenndauer wurde immer ein 

 Nachzentrieren nötig. 



Neuerdings ist jedoch eine solche Lampe in der sogen. E w o n - 

 lampe von Gustav Geiger- München gebaut worden, auf die merk- 

 würdigerweise die wissenschaftliche Mikroskopie noch nicht genügend 

 ihre Aufmerksamkeit gerichtet zu haben scheint. In diesem Sinne 

 sollen die folgenden Zeilen zu wirken suchen. 



Ich habe hier nicht die Aufgabe , auf das Konstruktionsdetail 

 der Lampe selbst näher einzugehen, sondern werde mich hauptsäch- 

 lich darauf beschränken , ihre Leistungen im Hinblick auf ihre Ver- 

 wendung bei wissenschaftlichen photographischen, vor allem bei mikro- 

 photographischen Arbeiten näher zu schildern. Und auch hierbei 

 beziehe ich mich im wesentlichen auf dasjenige Modell der Lampe 

 (3^/2 bis 4 Amperes), das von Geiger in seinem Ewonminiatur- 

 sch ein werf er als Lichtquelle verwendet wird. Ich werde daher 

 die Konstruktion des Scheinwerfers als solchen hier etwas näher 

 erörtern, da aus sogleich anzugebenden Gründen gerade dieser Ewon- 



