XXVIII, 3. Hiith: Neue Stereoskopcaraera f. d. Präpariermikroskop. 



323 



mit in das photographische System einbezieht. Hierdurch wird die 

 Lebendaufnahme so kleiner Objekte für das Stereoskop über- 

 haupt erst ermöglicht. Denn mikrostereoskopische Lebendaufnahraen 

 können bei einigermaßen beweglichen oder auch nur ruliig im Wasser 

 schwebenden Objekten natürlich ausschließlich mit Hilfe eines binoku- 

 laren, nicht eines monokularen Mikroskops gemacht werden. Bei der 



Das Präpariermikroskop auf dem großen Stativ nach P. Mayer. 



neuen Camera ist die Lichtstärke bei lOOfacher Vergrößerung bei 

 guter Lichtquelle (zwei 3-Faden-Nernstlampen) noch ausreichend für 

 kurze Aufnahmen. Es ist zur gleichmäßigen Beleuchtung beider 

 Tubusse von Vorteil , doppelte Lichtquelle (eventuell auch durch 

 einen Spiegel) zu benutzen ; nur bei sehr sorgfältiger Einstellung 

 und nicht zu scharfer Konzentrierung des Lichtes auf dem Mikroskop- 

 spiegel genügt in vielen Fällen auch einfache Lichtquelle. Die bei- 

 folgenden Bilder sind mit einer Gasglühlichtlampe aufgenommen. 



21* 



