112 



Kleine Mitteilungen. 



der Ablesung bis auf 0,01 mm, Schätzung bis 0,005 mm zuliess. Die 

 Genauigkeit ist eine genügende. Bei einer Wiederholung der Messungen 

 ergeben sich, durch den Druck der Mikrometerschraube, der bei der 

 ersten Messung erfolgte, bei der zweiten Messung niederere Zahlen. 

 Ich fand im Mittel Unterschiede bei Längenmessung von 0,05 mm. bei 

 Breitenmessung von 0,02 mm. Wie die Abb. 9 zeigt, besitzt der von 



Fig. 8. 



mir verwendete Apparat eine Mikrometerschraube a, auf welche eine 

 Trommel b mit einer Teilung von — 100 aufgesetzt ist. Beim Drehen 

 der Trommel bewegt sich gleichzeitig auch die Trommel dicht an einer 

 festen Millimeterteilung c, die von — 15 mm reicht. Trommel- und 



Kig. 9. 



feste Millimeterteilung werden von einem Spiegel e beleuchtet; Stativ 

 d trägt den Apparat. 



Das Ablesen der ]\Iaße der zwischen der Mikrometer- und der 

 gegenüber angebrachten festen Schraube gehaltenen Körner, geht sehr 

 leicht und bequem vor sich. Es genügt, das Korn mit einer in der 

 linken Hand gehaltenen starken, und an den Enden gut gezahnten 

 Pinzette zu fassen, derart, dass es vollkommen stabilisiert wird, und 



