( 75 ) 

 plus hautes, celles des liquides caléfiés. Voici les passages en question : 



»... Il fallait, %vant tout, un instrument d'iui petit volume, et éviter en 

 même temps la graduation toujours incertaine du galvanomètre multipli- 

 cateur. 



» Voici la méthode à laquelle je me suis arrêté, après plusieurs essais et 

 d'assez longs tâtonnements. Je prends trois fils métalliques d'un petit dia- 

 mètre, l'un en platine, les deux autres en fer ; l'une des extrémités de chaque 

 fil de fer est soudée à un bout de celui de platine; cette soudure est effec- 

 tuée, par juxtaposition, à la température à laquelle le fer se soude, sans 

 intervention d'aucun métal étranger plus fusible. En outre, la soudure 

 n'existe que sur une petite longueur, i millimètre environ, si bien que mon 

 thermomètre a un volume plus petit que la tête d'une épingle. 0« cherche 

 à rendre les deux soudures aussi égales que possible en étendue. D'autre 

 part, je me sers du galvanomètre si sensible de l'appareil de M. Melloiii ; 

 son fil de cuivre est mis en contact à l'aide de vis de pression avec les extré- 

 mités libres de mes deux fils de fer. Enfin, dans une petite capsule pleine de 

 mercure, je plonge la boule d'un très-petit thermomètre, construit avec les 

 plus grandes précautions, et capable de donner des fractions assez petites 

 de degré centigrade. Contre la boule du thermomètre est attachée l'une 

 de mes soudures, de telle sorte qu'à cause de sa petite masse et de son con- 

 tact immédiat, elle participe à toutes les variations de température du ther- 

 momètre lui-même, quelque brusques que soient d'ailleurs ces variations. 

 L'autre soudure est dirigée avec la main qui soutient les deux fils, et c'est 

 elle qui, plongée dans les diverses Qouches du liquide, doit se mettre, avec 

 elles, en équilibre de chaleur, et nous permettre, par suite, d'en estimer la 

 température. 



» La description que je viens de donner fait déjà pressentir le mode 

 d'emploi de linstrument. Ou sait, d'après la connaissance des lois qui régis- 

 sent les courants thermo-électriques, que lorsque les deux soudures sont 

 exactement à la même température, les courants qui en émanent sortt égaux, 

 de sens contraire, et neutralisent complètement leurs effets; l'aiguille du 

 galvanomètre doit alors rester stationnaire. 



» Lorsqu'au contraire les deux soudures sont inégalement chaudes, 

 l'aiguillé est déviée, et, d'après son écart maximum, on peut estimer, par la 

 graduation préalable du rhéomètre, la différence des températures. Or, 

 comme l'une d'elles est indiquée exactement par le thermomètre à mer- 

 cure, il est facile d'en déduire la valeur de l'autre, c'est-à-dire la tempéra- 

 ture réelle de la couche de liquide où plonge la soudure. Mais, je l'ai déjà 



