- 50 - 



aus einer kleinen Glasplatte, in welche ein feiner 

 ]\Iassstab, gewöhnlich i mm in loo gleiche Teile^ 

 mit dem Diamanten eingraviert ist. Bei den neueren 

 Instrumenten lässt sich das [Mikrometer seitlich von 

 aussen in einen entsprechenden Schlitz des Okulars 

 einschieben. — Wer sich ausführlicher über diesen 

 Gegenstand, das Wie? und Warum? unterrichten 

 will , den verweise ich auf die oben genannten 

 Werke. — 



Sieht man ins Okular, nachdem man das Mikro- 

 meter mit der Diamantteilung nach unten eingesetzt 

 hat, so erblickt man gleichzeitig den Gegenstand 

 und die IMikrometereinteilung. Durch einige Mani- 

 pulationen — Verschieben des Objektträgers, Drehen 

 des Okulars — sucht man das Objekt mit der 

 Skala in Deckung zu bringen und zählt dann ab, 

 wie viel Teilstriche auf das Objekt entfallen. 



Die Anzahl der Teilstriche gibt aber die Grösse 

 des reellen Bildes, nicht die des Gegenstandes selbst 

 an. Man muss sich daher über den Wert eines 

 solchen Teilstriches klar werden. Gewöhnlich ist 

 derselbe schon von dem Verfertiger des Mikro- 

 skopes für jedes gelieferte System genau bestimmt. 



Gegenwärtig gilt als Einheit für mikroskopische 

 Messungen der tausendste Teil eines Millimeters,, 

 als Dezimalbruch ausgedrückt 0,00 1 mm. Diese 

 Einheit wird als Mikromillimeter bezeichnet. Das 

 Zeichen dafür ist ,ty. — 



In älteren systematischen Werken sind die 

 Grössenangaben in Bruchteilen von Linien angegeben» 

 Man ist also stets gezwungen, diese auf Millimeter 

 zu reduzieren. 



Folgende Tabellen dienen zur Vergleichung der 

 gebräuchlichen Masseinheiten. 



