— 14 — 



guten Instrument erzeugt wird. Ferner existieren 

 Abbildungen und Beschreibungen zur Kontrolle dieser 

 Leistungen. 



Man prüfe das Instrument an einem Tage , der 

 ein möglichst gleichmässiges, nicht zu dunkles und 

 namentlich nicht durch vorüberziehende Wolken 





Fig, 2. 



wechselndes Licht bietet. Das Mikroskop stelle man 

 dicht vor das geöffnete Fenster, die Beleuchtung sei 

 eine zentrale. 



Zur Prüfung des Begrenzungsvermögens, d. h. 

 ob die Vergrösserung scharfe, zarte und farblose 

 Konturen zeigt, eignen sich für schwache und 

 mittlere Objektivsysteme folgende Objekte: 



i) für ganz schwache Objektivsysteme (lo bis 

 50 fache Vergrösserung) dienen die Kalkkörperchen 

 von Synapta - Arten (Tiere aus der Abteilung der 

 Seewalzen oder Holothurien.) Die Konturen müssen 

 durch eine schwarze Linie scharf begrenzt sein. 

 (Fig. 2.) 



2) Für Vergrösserungen von 350 — 450 eignen 



