— 13 - 



schieben lässt. Letzterem können niedrige Metall- 

 cylinder aufgesetzt werden, welche dieselbe Grösse 

 der Tischöffnung haben und in der Mitte mit einem 

 kreisförmigen, verschieden grossen Loche versehen 

 sind. — 



Die wichtigste Anforderung an ein Mikroskop 

 ist, dass es vollkommen klare und scharfe Bilder gibt, 

 d. h. die Vergrösserung muss in der Peripherie 

 wesentlich dieselbe als in der Mitte sein, das er- 

 zeugte Bild muss an allen Stellen deutHch heraus- 

 treten und auch die feineren und feinsten Details 

 scharf und deutlich zeigen. Ferner darf die Ver- 

 grösserungskraft nicht eine zu geringe sein. 



Es gibt verschiedene Vorrichtungen und Methoden, 

 um einen positiven Beweis von der Güte des In- 

 struments zu erhalten. Alle Angaben über Ver- 

 grösserung eines Mikroskopes beziehen sich nur 

 auf diejenige in einer Dimension des Raumes, es 

 sind Linearvergrösserungen. In früheren Zeiten 

 waren sehr verschiedene Manipulationen erforder- 

 lich, um diese Linearvergrösserung zu bestimmen. 

 Heute hat man es leichter. Bei jedem neueren 

 Instrument ist bereits vom Optiker die Vergrösse- 

 rung sehr genau bestimmt und auf einer Tabelle 

 verzeichnet. Anders liegt die Sache bei einer Prü- 

 fung des Begrenzungs- und Auflösungsvermögens 

 eines Mikroskopes, d. h. ob es scharfe klare, alle 

 feinen Strukturverhältnisse zeigenden Bilder gibt. 

 Hierzu bedient man sich der sogenannten Probe- 

 oder Tastobjekte. Es sind dies auf eine gewisse 

 Weise präparierte, sehr kleine Organismen oder 

 Teilchen von Pflanzen oder Tieren. Man überzeugt 

 sich, wie viel man von ihrer Konstruktion sehen 

 kann und ob man das Bild in einem Zustande er- 

 blickt, welcher der Erfahrung gemäss von einem 



