— 12 — 



so bewegen sich Zapfen, Hülse und ]Mikroskopröhre 

 entweder etwas nach aufwärts oder entgegengesetzt 

 abwärts. Die erwähnte Spiralfeder wird dement- 

 sprechend mehr zusammengedrückt oder sie dehnt 

 sich etwas aus. Der Tubus bewegt sich ^tets völlig 

 lotrecht. Zum Tragen des Objekts dient der Tisch 

 (p). Derselbe besteht aus einer meist quadratischen, 

 dicken Metallplatte und befindet sich bei normaler 

 Stellung des Mikroskopes in vollkommen horizon- 

 taler Lage. Genau senkrecht unter dem Objektiv 

 besitzt der Tisch eine kreisrunde Öffnung. Das zu 

 beobachtende Objekt wird so auf den Tisch gelegt, 

 dass es sich über der Mitte der Oifnung befindet. 

 Um bei einer Schiefstellung des Mikroskopes das 

 Objekt nicht zu verrücken, sind auf der Tischplatte 

 zwei federnde Klammern angebracht. 



Der Beleuchtungsapparat hat den Zweck, dem 

 Objekte das nötige Licht zuzuführen. 



Hierzu dient der unter dem Tische befindliche 

 und um seine Achse drehbare Beleuchtungsspiegel (s). 

 Die eine Seite desselben ist hohl, die andere eben 

 geschliffen. Damit man diesen Spiegel nach allen 

 Richtungen hin, auch abwärts und aufwärts, be- 

 wegen kann, ist an demselben ein Hebelwerk (h) 

 angebracht. Dieser Spiegel wirft die reflektierten 

 Lichtstrahlen auf das Objekt. Es ist nun oft er- 

 forderlich , dass diese gespendete Lichtmenge in 

 gewisser Weise modifiziert wird. Hierzu dient die 

 Blendvorrichtung. An der untern Tischfläche be- 

 findet sich eine Vorrichtung, der sogenannte Schlitten. 

 Es ist dies ein viereckiires Metallstück, welches durch 

 zwei an demselben befestigte Griffe (aa) ein- und 

 ausgeschoben werden kann. Genau unter der Tisch- 

 öffnung ist an dem Schlitten eine Metallhülse (b) 

 angebracht, in welche sich der Blendcylinder (i) ein- 



