— 10 - 



Derselbe ist massiv aus Messing gearbeitet, hufeisen- 

 förmig " und mit einem hinten vorspringenden, 

 stützenden Zapfen (fi) versehen. Auf dem Fusse 

 erhebt sich eine ebenfalls massive Säule (g). Bei 

 grösseren Instrumenten ist diese Säule, wie auch 

 im gegebenen Falle, oben mit einem Gelenk ver- 

 sehen. Man kann dadurch den Apparat beliebig 

 neigen und somit bequemer in sitzender Stellung 

 beobachten. Ein zweiter wichtiger Teil ist die 

 Mikroskopröhre oder der Tubus (tt). Derselbe trägt 

 oben (c) das Okular, welches auf den Tubus ge- 

 setzt wird. Unten am Tubus (bei o) ist das Ob- 

 jektiv mittels eines Schraubengewindes befestigt» 

 Der Tubus lässt sich in einer Messinghülse (r) leicht 

 auf und ab bewegen. Zur ungefähren Einstellung 

 des Tubus dient der Trieb (z); derselbe stellt eine 

 mit einem Zahnrade in eine Zahnleiste des Tubus 

 eingreifende Schraube dar. Durch Umdrehen dieser 

 Schraube lässt sich der Tubus und mit ihm das 

 Objektiv dem zu beobachtenden Objekt bis auf 

 einen gewissen Abstand nähern. Die genaue (scharfe 

 oder feine) Einstellung des Objekts in den Brenn- 

 punkt des Objektivs bewirkt die Mikrometerschraube 

 (m). Ihr Gewinde (n) besteht aus vielen, sehr nie- 

 drig verlaufenden Umgängen und greift in den un- 

 tern massiven Teil (v w) einer Säule (d) ein. Ober- 

 halb w ist diese Säule röhrenförmig. Innerhalb 

 derselben setzt sich die Achse der Schraube m ohne 

 Gewinde fort bis etwa zu dem Punkte e. Hier 

 fasst sie lose in die Vertiefung eines mit der Tubus- 

 hülse r fest verbundenen und durch einen Spalt in 

 die Säule d hineinragenden Messingzapfens ein. Im 

 obersten Teile von d befindet sich eine Spiralfeder, 

 welche den genannten Zapfen auf die Schraubenachse 

 drückt. Dreht man nun die Mikrometerschraube (m), 



