__ 9 — 



Objektiv und Okular müssen sich in einem ganz 

 bestimmten, unverrückbaren Abstand zu einander 

 befinden, der zu beobachtende Gegenstand muss 

 genau in dem Brennpunkt des Objektivs liegen, und 

 um das Bild des Gegenstandes zu sehen, muss ihm 

 eine genügende Quantität Licht zugeführt werden 

 können. Sämtliche Linsen müssen genau zentriert, 

 d. h. so angeordnet werden, dass die optischen 

 Mittelpunkte derselben genau in eine grade Linie 

 fallen. Es kann nun nicht meine Aufgabe sein, 

 an dieser Stelle eine ausführliche Beschreibung der 

 einzelnen Teile des Mikroskopes zu geben. Das 

 Nachstehende diene nur zur vorläufigen Orientierung 

 der Bestandteile des Mikroskopes. Wer sich gründ- 

 lich hierüber belehren will, den verweise ich auf 

 die reichhaltige, vortreffliche Literatur, die wir über 

 dieses Instrument besitzen. 



H. V. Mohl, Mikrographie. Tübingen. 1846. 



Harting, Das Mikroskop. Braunschweig. 1859. 



Dippel, Das Mikroskop. Braunschweig. 1872. 



J. Sachs, Geschichte der Botanik. München. 1875. 



Naegeli und Schwendener, Das Mikroskop. 1877. 



W. Behrens, Hilfsbuch zur Ausführung mikro- 

 skopischer Untersuchungen. Braunschweig. 1883. 



Dippel, Grundzüge der allgemeinen Mikroskopie. 

 Braunschweig. 1885. 



Die Teile eines zusammengesetzten Mikroskopes 

 lassen sich in drei Gruppen bringen. Die der ersten 

 Gruppe sind bestimmt, den optischen Apparat zu 

 tragen, die der zweiten dienen zum Tragen des 

 Objektes und die der dritten Gruppe bilden den 

 Beleuchtungsapparat. 



Wir bemerken zunächst den sogenannten Fuss 

 (f) des Mikroskopes (siehe umstehende Fig. i). 



