finir rigoureusement à Taide du colorigrade , en énonçant la teinte de l o l 6. 



Newton à laquelle elles se rapportent , et caractérisant la nuance de 

 cette teinte par celle de Tanneau transmis, qui se trouve simultané- 

 ment donnée. Enfin, si l'on aspirait à une précision encore plus 

 rigoureuse , il n'y aurait qu'à énoncer l'incidence précise où parait la 

 teinte dont il s'agit, en ayant soin d'indiquer aussi celles où se mon- 

 trent le plus nettement quelques teintes distinctes de la table de 

 Newton; car au moyen de ces données on pourrait calculer exacte- 

 ment l'incidence qui reproduirait la même teinte précise dans tout 

 autre appareil , ce qui rend ce mode d'observation comparable en 



toute rigueur. 



Enfin , à l'aide d'une modification extrêmement simple , le colorigrade 

 peut se transformer en un cyanomètre très-sensible et pareillement 

 comparable dans ses indications. Pour cela on tourne le bouton qui 

 porte le système des lames de mica jusqu'à ce qu'elles cessent de 

 s'interposer dans le rayon polarisé , ensuite on interpose à leur place 

 une plaque de cristal de roclie taillée perpendiculairement à l'axe et 

 épaisse d'environ trois millimètres. Cette plaque présentée sous l'in- 

 cidence perpendiculaire n'exerce pas d'actions polarisantes émanées de 

 son axe, mais il s'y développe alors d'autres forces indépendantes de la 

 cristallisation, et qui sont les mêmes que j'ai retrouvées depuis dans 

 certains fluides. Au degré d'épaisseur que j'ai fixé, i'eft'el de ces forces 

 produit dans le rayon transmis un changement de polarisation qui 

 donne un rayon extraordinaire blanc, lorsque le rayon renvo3é a 

 tia versé le prisme cristallisé au moyen duquel on l'analyse. En tour- 

 nant ce prisme de droite à gau(;he ou de gauche à droite, selon la 

 nature de la force dans la plaque dont on Tait usage, l'image blanche 

 perd graduellement ses rayons les moins réfrangibles^ et passe ainsi 

 du bleu bleuâtre à diverses nuances de bleu 'd'indigo et preque jus- 

 qu'au violet. Une division circulaire adaptée autour du tuyau du 

 colorigrade, sert à mesurer le nombre de degrés qu'il fuit parcourir 

 pour arriver à ce dernier terme , et tous les degrés intermédiaires 

 servent à fixer autant de nuances de bleu plus ou moins sombre,, 

 lesquelles J^e reproduiraient précisément dans un autre appareil au 

 même degré de rotation , si l'arc total parcouru jusqu'au violet était 

 le même, ou à des nombres de degrés proportionnels, si l'arc total 

 était différent. Pour donner une idée de la sensibilité dont ce mode 

 d'indication est susceptible , il me suffira de dire qu'avec la plaque 

 adaptée en ce moriient au colorigrade qui est sous les yeux de l'Aca- 

 démie, ram[)titude totale d'arc occupée par les diverses nuances de 

 bleu s'étend depuis o jusqu'à 76°. 



Les deux instrumens que je viens de décrire auront donc pour la 

 détermination des couleurs les mêmes avantages qu'offre le tliermo- 



