( 844 ) 



On trouvera dans les recueils cités en note tous les 

 renseignements relatifs à la construction de ces appa- 

 reils; aussi ne nous attarderons-nous pas à leur descrip- 

 tion. Qu'on nous permette seulement de faire ressortir 

 les raisons pour lesquelles l'usage de ces appareils ne 

 s'est pas généralisé dans les laboratoires de minéralogie : 

 précisons, à cet effet, les conditions auxquelles doit 

 répondre un appareil de ce genre pour être vraiment 

 utile et pratique. Il faut : 1° qu'il donne des résultats 

 suffisamment exacts; 2° que les faces obtenues soient par- 

 faitement planes; 5° qu'il permette de tailler des cristaux 

 relativement très petits; 4° que l'appareil soit commode 

 et d'un maniement facile. Les dispositifs imaginés par les 

 auteurs cités plus haut, si ingénieux que soient plusieurs 

 d'entre eux, ne réunissent pas toutes les qualités voulues 

 pour satisfaire à ces diverses conditions. 



L'appareil de M. Rauff, qui s'adapte à la grande machine 

 à tailler les roches construite par la maison Max Wolz à 

 Bonn, ne peut servir que quand il s'agit de polir une 

 face parallèle ou perpendiculaire à une autre face, ou 

 quand la face à tailler tronque l'arête formée par deux 

 faces déjà existantes. D'autre part, cet appareil ne peut 

 être employé que pour des cristaux assez volumineux, 

 parfois difficiles à trouver; il en résulte que son usage 

 est nécessairement fort restreint. 



L'appareil de M. Fuess est à la fois plus pratique et plus 

 précis; il s'adapte à la petite machine à tailler les roches 



Platten und Prismen kiïnstlictier Krystalle. (Zeitschrift f. Kryst., 



etc.. 1895 und 1896) 



Halle, Ein muer Handschleif apparat fur Krystallpriiparate. 

 (Neues Jahrb. f. Min., etc., 1896, t. 11.) 



