( 850 ) 



passer dans le creux du prisme un morceau de bois 

 triangulaire et de placer V 2 à plat sur une plaque métal- 

 lique qu'on chauffe doucement jusqu'au ramollissement 

 du baume; l'ajustage de V 2 s'opère alors avec une grande 

 précision. 



La seconde opération n'est pas plus difficile; on peut 

 s'y prendre de différentes manières, selon le degré 

 d'exactitude que l'on veut atteindre. La meilleure 

 méthode consiste à se servir du microscope; il est néces- 

 saire pour cela que la platine rotative du microscope soit 

 inunie d'une vis d'arrêt et possède deux mouvements de 

 translation perpendiculaires; il faut aussi que les angles 

 de rotation puissent être mesurés avec une exactitude 

 suffisante (trois minutes au moins). On commence par 

 coller le cristal sur la plaque \ { suivant une orientation 

 approximative, avec du baume convenablement bouilli; 

 on fixe ensuite l'appareil à l'aide de deux ressorts, en 

 couchant la plaque V t sur la platine du microscope, puis 

 on amène le bord libre de Vj en coïncidence avec le fil 

 transversal du réticule; après avoir noté la position de la 

 platine, on la fait tourner, de l'angle j>, dans le sens 

 déterminé et on la fixe. Il ne reste qu'à ramollir le baume 

 du Canada d'une façon convenable et qu'à rectifier la 

 position du cristal jusqu'à coïncidence parfaite de son 

 arête q avec le fil transversal. Il va de soi que l'axe de 

 rotation de la platine doit coïncider avec l'axe du micro- 

 scope, et que, au besoin, on aura recours aux mouvements 

 de translation pour pouvoir procéder à l'orientation de 

 l'arête q, tout en donnant au cristal une position telle 

 qu'il soit possible de le tailler sur une étendue conve- 

 nable. 



