( 831 ) 



Le ramollissement du baume peut être obtenu par la 

 plupart des dispositifs qui servent à chauffer des prépa- 

 rations sous le microscope. On peut employer à cet effet 

 la flamme d'un chalumeau convenablement fixe à une 

 tige verticale et que l'on place, par-dessous, dans l'ouver- 

 ture de la platine dont on a enlevé les appareils d'éclai- 

 rage et de polarisation ; mais il faut que la pointe du cha- 

 lumeau soit très tine et sa courbure assez faible, afin 

 que la petite flamme soit stable et puisse être réduite à 

 volonté; une flamme grosse comme une tête d'épingle 

 suflit amplement. 



Cette méthode d'orientation du cristal atteint une très 

 grande exactitude, pour autant que le bord de V L et 

 l'arête q soient suffisamment nets. Ainsi, par exemple, 

 ayant donné d'après cette méthode une orientation 

 <{, = 39° 2',S sur un porte-objet stauroscopique (P. Groth) 

 à l'une des arêtes d'un petit solide de clivage de calcite, 

 nous avons trouvé, après coup, au goniomètre les valeurs 

 suivantes (voir figure 2) : 



«': 6= 74° 55'; 6:c = 4l°27'; 



c = 90«; 



f.9 



les faces supérieures du verre et du cristal coïncidaient 



