( 855 ) 



puisse arriver à des résultats beaucoup meilleurs en se ser- 

 vant de plaques de verre appropriées et d'un instrument 

 permettant de faire les mesures de b et c à mm ,02 près. 

 Il n'est pas inutile de remarquer, en ce qui concerne 

 l'orientation du cristal sur la plaque V t , qu'on peut recou- 

 rir à l'ingénieuse méthode imaginée par M. Bertrand 

 pour la mesure des cristaux microscopiques, notamment 

 dans le cas où l'arête q serait virtuelle ou peu nette; on 

 pourrait même, à l'aide de cette méthode, opérer sur des 

 cristaux très petits et obtenir de bons résultats sans 

 tâtonnements. Pourtant nous avons remarqué qu'il est 

 difficile d'orienter un petit cristal et de le coucher, en 

 même temps, exactement à plat sur une de ses faces. Pour 

 éviter toute erreur, nous nous servons, dans ce cas, d'une 

 plaque de verre auxiliaire (A, fig. 4, un verre porte-objet 

 découpé convenablement) que nous collons sur la 



J&-4 



plaque Vj à l'aide d'une goutte de baume préalablement 

 bouilli; le petit cristal est couché ensuite, bien à plat, 

 sur la plaque A, suivant une orientation approximative- 

 ment exacte, et on lui donne son orientation définitive,- 

 sous le microscope, par une rotation autour de la goutte 

 de baume B qu'on chauffe doucement de haut en bas à 

 l'aide de la petite flamme du chalumeau mentionné plus 

 haut. La plaque auxiliaire peut servir aussi lorsque le 



