( 85G ) 



nicol inférieur doit être remis en place, l'orientation du 

 cristal se faisant suivant une lamelle maclée. Ajoutons 

 que cette plaque peut faire l'office de porte-ohjet stau- 

 roscopique pour donner à l'orientation toute la précision 

 possible; en effet, en supposant que la face c soit polie 

 et perpendiculaire à la surface de la plaque A et qu'en 

 outre la gouttelette de baume B soit remplacée par un 

 axe fixe, on pourrait, après avoir collé solidement le cris- 

 tal sur \ 7 !, déterminer sans difficulté, par le procédé de 

 Groth (*), l'erreur commise dansl'orientation du cristal par 

 rapport aux longues arêtes de c, et rectifier la position du 

 cristal en faisant tourner la plaque A jusqu'à ce qu'un 

 vernier glissant en regard d'une graduation tracée sur V,, 

 indique que cette plaque a tourné d'un angle égal à 

 l'erreur. 



De cette manière, l'orientation du cristal se ferait sans 

 le secours du microscope ; de même, le déplacement de la 

 plaque V, pourrait s'opérer mécaniquement et avec une 

 grande précision, à l'aide d'une crémaillère convenable- 

 ment disposée à l'intérieur du prisme. 



En somme, la construction de l'appareil est susceptible 

 de subir quelques modifications de détail, qui le ren- 

 draient certainement plus exact, sinon plus simple. Mais, 

 sous la forme que nous venons de décrire, il offre déjà des 

 avantages notables, qui sont : 1° la simplicité de sa con- 

 struction; 2° l'exactitude suffisante des résultats; 5° la 

 possibilité de l'appliquer même à des cristaux très petits 

 et à des cristaux à faces ternes; 4° la facilité avec laquelle 

 il permet d'obtenir des faces parfaitement planes et des 

 prismes à arêtes très nettes. 



(*) P. Gkoth, Physikalische Krystallographie, p. 702. 



