54 OBSERVATIONS 



RESUME 



Des (jhspi'vali())is iiK'léin'olocjkjUOfi faile.s à Sfarclol . en 1860. 



Par m. g. DEWALQIE, 



^IiMiihrc tii- rAcndéniip rii\;t!c rli- lîi'liîMjuc. 



Pression alniosphérique. — Le haromèiro qui a servi à ces observations esl à 

 niveau constant et porte le n" 284 dErnsl. De nombreuses comparaisons faites à 

 I Observatoire royal de Bruxelles ont montré que ses indications exigent une cor- 

 rection additive de 0"'"'.405 . pour donner la hauteur absolue. Les nombres contenus 

 dans le tableau, après avoir été ramenés à zéro de température, ont subi celte 

 correction, qui renferme la dépression due à la capillarilé. l'erreur possible du zéro 

 (lu lliermomètre et celles qui pourraient provenir d autres imperfections de l'iii- 

 sfrumenl. 



Ce baromètre est placé dans un appartement dont les variations diurnes de lem- 

 pérature sont, comme les années précédentes, peu étendues. Le nombre !28(S'".G a 

 été adopté pour lallitude de la cuvette correspondant aux cliiflVes donnés dans le 

 tableau ('). 



Tehipérature de Vuir. — Les instruments sont librement suspendus dans lem- 

 brasure d'une fenêtre exposée au JN.-E., garantis des rayons du soleil levant par des 

 panneaux doubles, abrilés du rayonnement et de la pluie par un toit de verre et 

 élevés de deux mètres environ au-dessus du sol. 



La température de l'air a été observée au moyen d un Ihermométrographe de 

 Bunten, comparé à celui de l'Observatoire royal de Bruxelles et ayant déjà servi les 

 années précédentes. Les corrections nécessaires ont été failes. Les extrêmes ont é(é 

 annotés chaque jour à midi et inscrits au jour de Tobservalion : les mininia ont été 

 rapportés à l'échelle des maxiina. 



(') Voir les Observations fies phciidnn'iH'tt ppiiiHli(iii<:s (le ISoô, p. '2X. noie. (Iiiii> \v loiiic \XI.\ <]>■< 

 Mémoiri'sdp l'Acudémic. 



