NOTES ET REVUE. xv 



que, par la manière même dont elle est posée, elle ne peut qu'être rigou- 

 reusement parallèle au porte-objet. 



On peut dès lors se servir do l'instrument exactement comme du com- 

 presseur Moulinié, l'endroit oili l'on doit déposer les objets à examiner se 

 trouvant indiqué par les traits dont j'ai parlé tout ;ï l'heure. La position 

 oblique des liges e permet d'amener au point les plus forts objectifs, sur 

 presque toute la surface de la lamelle. 



L'observation terminée, il s'agit de conserver le verre à recouvrir exac- 

 tement dans la position qu'il occupe relativement au porte-objet, et de le 

 dégager des tiges c. Rien de plus simple. La pièce G, grâce à sa double cour- 

 bure, permet de porter de la paraffine chaude sur tout un côté à la fois de la 

 lamelle. On garnit ainsi les deux bords correspondant aux grands côtés du 

 porte-objet, et la lamelle se trouve solidenient maintenue. Pour dégager les 

 pointes, on n'a qu'à chauiïer de nouveau la pièce D et à l'appuyer sur elles 

 tout en donnant un mouvement d'élévation à la vis *. On n'a plus dès lors, 

 pour retirer la préparation, qu'à ouvrir la pièce a b, et l'instrument est prêt 

 à recevoir de nouveaux verres. Quant à la préparation, elle est encore ou- 

 verte par deux côtés, et rien n'est plus facile que d'y faire circuler tous les 

 réactifs nécessaires. 



Cet instrument est fabriqué par M. Ballivct, mécanicien à Alger, qui le 

 livre au prix de 50 francs, compris les deux petites pièces accessoires. Le 

 prix se réduirait à 40 francs, accessoires compris, en fixant directement les 

 quatre tiges (e) au plateau mobile, ce qui ne gêne pas sensiblement la ma- 

 nœuvre du compresseur. Naturellement,, l'instrument pourrait s'exécuter 

 pour les dimensions de verres que l'on indiquerait. Le modèle en vente est 

 établi pour les dimensions ordinaires que l'on trouve dans le commerce . 

 Porte-objet de 24 à 28 millimètres de large et de 60 à 80 millimètres de long. 

 L'épaisseur peut varier dans de très fortes proportions. Les tiges e peuvent 

 recevoir des lamelles de 18 à 22 millimètres de côté. 



Je n'ajouterai qu'un mot, alin que .l'on ne confonde pas ce compresseur 

 avec celui qui porte mon nom dans le catalogue de 1S81 de la maison Na- 

 chet, noTL Ce dernier instrum.ont, du reste fort mal commode, ne répond 

 pas du tout au but que je m'étais proposé d'atteindre, et qui étiiit tout sia)- 

 plement, en ce cas, de pouvoir garder entre les lames de verre, une couche 

 d'eau d'une assez grande épaisseur, tout en supprimant autant que possible 

 l'évaporation, fort nuisible, comme on le sait, surtout lorsqu'on travaille à 

 l'eau de mer. Ce que je désirais était, en définitive, une combinaison du 

 Moulinié et du compresseur que vend M. Vérick. Cette combinaison a été réa- 

 lisée également par M. Ballivet ; la seule différence est que, le couvre-objet 

 se trouvant ici soutenu, on a pu laisser un jeu, très faible, du reste, entre 

 lui et la lame cylindrique qui entoure le porte-objet; celle-ci, n'ayant plus à 

 agir comme ressort, ne porte pas de fentes, ce qui permet de conserver 

 entre les verres jusqu'à 8 millimètres d'eau, avec une surface d'évaporation 

 de 31 millimètres carrés seulement pour un cercle de 4-i millimètres de dia- 

 mètre. Il est bon de dire que l'épaisseur maxima que l'on puisse conserver 

 dans le Moulinié est d'environ 3 millimètres, avec une surface d'évaporation 



