LOS PROGRESOS DE LA SEISMOLOGLé (i7 



En seguida las líneas se hacen irregulares y s<m acompañadas por 

 sinuosidades muy grandes en las que también se observan desplaza- 

 mientos bruscos. Poco á poco los tra/.os se regularizan dando lugar a 

 lincas sinuosas que indican que el sudo toma una lenta y regular os- 

 cilación con un período de 30 segundos. La duración completa del fe- 

 nómeno puede variar entre una y dos doras. 



Análogos resultados da el microseismógraíb para la componente 

 vertical (1). 



Este aparato consiste en un tuerte muelle de acero, fijado por un 

 extremo horizontalmente ;í la pared y cargado en el otro extremo libre 

 con un peso de .">u kilogramos. En esta misma exl remidad se encuentra 

 una punta rígida que actúa en una palanca vertical de primer géne- 

 ro, pero con los brazos en ángulo recto, igual a la que se usa para la 

 componente horizontal y que transforma el movimiento de arriba a 

 abajo del resorte horizontal. 



Esta palanca actúa sobre otra, la (pie aumentando aún el movi- 

 miento en una proporción mayor, lo registra sobre papel ahumado. 



Es digna de notarse la modificación introducida por el profesor Al- 

 t'ani, ayudante en id observatorio Ximeniano tic Florencia. 



Anteriormente, id muelle estaba fijado a una extremidad, por mane- 

 ra que doblándose por la acción del peso hacia la extremidad libre, se 

 dispusiese horizontalmente tan sólo en el último trecho. Se compren- 

 de, empero, fácilmente, como también un choque puramente horizon- 

 tal, pero normal al eje de suspensión del muelle, podía modificar su 

 estado i¡e equilibrio, acusando de ese modo un movimiento, según la 

 componente vertical que en realidad no había existido. Ahora, en vez, 

 el muelle ha sido previamente doblado en sentido opuesto al que ha- 

 bría tomado bajo la carga de la masa, por manera que, colocado en mi 

 lugar, se dispone en toda su longitud en un plano horizontal. 



Reunidos estos microseismógrafos Vicentini, darán un aparato de 

 los llamados universales. 



Vamos á hablar, ahora, de un ingenioso aparato que suple automá- 

 ticamente al observador del tromómetro Bertelli, es decir, del Tro- 

 mómetro libre fotográfico del profesor Melzi. Este insigne seismógrafo 

 y matemático, se propuso estudiar el pendido libre. Locoloco encima 



de una columna aislada y, excluyendo absolutamente todo rozamiento, 



(1) Prof. Vicentini e <¿. PaCKER, Miorosismografo per la componente verticale. 

 Deseriziom < rimiltati. Venezia, fcip. Ferrari, 1899. 



