DETERMINAZIONE DELLA GRAVITA RELATIVA 283 



sistema Olbach, piantai dei circuiti elettrici mediante i quale potevo 

 far funzionare il reíais delle coincidenze (col pendolo S< rasser e Rohde) 

 e prendere confronti cronograflci fra il pendolo Strasser e Rohde e il 

 regolatore. 



Perla descrizione degli strumenti tutti da me usati in questa de- 

 terminazione ili gravita, come anche per il met«nl<> genérale seguito 

 nelle osservazioni, rimando gli studiosi alie mié Relazioni : Sulla 

 determinazione delle costanti dell'apparato tripendolare per le miau re 

 di gravita relativa, posseduto da] reale Lstituto Edrografico, eseguita 

 uel reale Osservatorio di Padova (190.'5 - 904) ; Sulla determinazio- 

 m della gravita relativa fra Padova < Genova e Sulla determinar 

 done della gravita relativa fra Padora e Venezia, pubblicate nel 

 vohime rV° degli Annali Idrografici del reale Tstituto Tdrograjico 

 Genova . Soltanto del pendolo Strasser e Rohde, che iisai a La Plata 

 come pendolo delle coincidenze, non lio fatto cenno in quelle relazioni. 

 E questo un pendolo a mezzi secondi ir¡ acciaio-nickel che fu acqui- 

 stato nel L904 dal reale Istituto Idrografico per ispirazione del suo 

 direttore, Comandante Cattolica; esso, sia nella sua parte essenziale 

 come in qnella puré importantissima della sua montatura, é del tipo 

 di quello asatodal Dott. Hecker aelle sue determinazioni di gravita 

 relativa a I!i<> Janeiro, Lisbona <■ Madrid (1). Appena arrivato in 

 Italia qnesto pendolo, verso la fine del L904, esso fu montatoe messo 

 in osservazione presso l'Osservatorio ili Padova: l'esperimento duró 

 poco tempo perché dovetti far imbarcare lo strumento sulla Calabria 

 e cosí non potei arrivare ad un gindizio definitivo sulla sua honra di 

 funzionamento. Di esso mi servii anche in ana determinazione di gra- 

 vita relativa che eseguii nell'apiileiiiai^io ili qucst'anno a Hingston 

 Jamaica) e in altre recentemente eseguite a Callao (Perú) e a Mare 

 I — 1 : i r n 1 (California); riservandomi di pronunziare a suo tempo un gin- 

 dizio definitivo, credo ili poter diré fin d'ora che questo pendolo non 

 maní iene in genérale un andamento diurno costante, anche se si trova 

 in un ambiente a temperatura e umidita dell'aria pressoché costanti, 

 in. i le sue variazioni di marcia si mostrano molto regolari, tanto da 

 far escludere che esso possa, nei casi eomuni, far dei salti limante le 

 osservazioni * l í coincidenze; perció, quando nel servirsi ili esso come 

 pendolo delle coincidenze si possa sempre e per ogni gruppo d'osser- 



I Vedi: /•'- timmung ier 8ehwerkrafi ■■■ m atlantísehen Ozean, towie i« Rio 

 </• Janeiro, Lissahon un Madrid von 0. Heckci ferifffentlichung des konigl, preuesis- 

 „ InrtUuU - — Neiu Folg Stankiewicz, Berlín 1903. 



