DETERMINACIÓN 



DE LA 



LATITUD DEL OBSERVATORIO DE MARINA 



SITUADO CALLE DE BELLA-VISTA 

 ENTRE CALLAO Y AYACUCHO, EN BUENOS AIRES 



El instrumento utilizado para esta determinación, es un círculo 

 meridiano construido en 1882 por Gauthier, en París. El anteojo 

 tiene un largo de 75 centímetros, y se ha hecho uso de un ocular que 

 aumenta 70 veces. El círculo fijado al eje de rotación del anteojo 

 tiene 42 centímetros de diámetro. Su limbo está graduado de 5 en 5 

 minutos, y las lecturas se hacen por medio de 4 microscopios, coloca- 

 dos invariablemente sobre un círculo concéntrico con el graduado, y 

 que ocupan posiciones distantes de 90° la una de la otra. 



Cada uno de estos microscopios lleva un tornillo micrométrico cuya 

 cabeza está graduada de á 60 y que trae consigo un cuadro móvil, 

 sobre el cual están colocados 2 hilos de araña muy vecinos y paralelos 

 entre sí, y al sentido de la graduación. 



En el campo del microscopio se encuentra un peine, cuyos dientes 

 permiten contar el número devueltas hechas por el tornillo, mientras 

 que las fracciones de vueltas son obtenidas por la lectura de la ca- 

 beza graduada que gira enfrente de una señal fija. La instalación 

 de los microscopios es tal, que el intervalo de dos graduaciones ve- 

 cinas del círculo, corresponde á cinco vueltas del tornillo, es decir, 

 que el camino recorrido por el retículo es exactamente de 1 ' por 

 vuelta del tornillo, y por consiguiente cada división de la cabeza, re- 

 presenta un segundo de arco. Esta correspondencia no es absoluta- 

 mente perfecta en toda posición del círculo, pero los errores en mas ó 

 en menos, tienen siempre una compensación suficiente en la práctica, 

 y el promedio de las lecturas hechas en los 4 microscopios, da en 

 todos los casos, la relación de una vuelta por minuto con un error 

 despreciable prácticamente. 



El conjunto de los microscopios puede cambiarse de lado, de modo 



