30 ANALES UE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



Diinacioiies se efectuíiu según el método de Kolihanscli. Sen un puente- 

 de Wlieatstone (fi.i;-. 1) cu el cual la corriente continua es reemplazada 

 por la. alternativa de una bobina de inducción (I) y el galvanómetro- 

 por un teléfono (T) ; en (R) se encuentra una caja de resistencias; 

 (AB) es un alambre calibrado de platino tendido sobre una regla di- 

 vidida en milímetros; en (X) se coloca el líciuido por estudiar, el cual 

 es introducido en una cuba electrolítica dotada de dos elcctnxbts 

 de platino. La resistencia qne se mide es la de la columna de liquido 

 coiii]>ieii(lida entre los electrodos. 



Sea ;X) la resistencia por medir (E, a, h) la resistencias de compa- 

 ración. Si se establece una diferencia de potencial entre (A) y (B), lo 

 cual sucederá si se juntan estos puntos a los polos de una pila, la co- 

 rriente recorrerá las resistencias (ABC), (ADB), no pasando por el 

 puente (ÜD) cuando los potenciales de (( ') y (D) sean iguales ; esto su- 

 cederá cnaiido : 



B_X 



de donde : 



a 

 Siendo la cDiidiictiliilidad lo contrario de la resistencia, tendremos: 



conductibilidad = r^: 

 b\i 



y la conductibilidad especifica : 



Un aparato coMipicto ])ara la determinaciiin de la conductibilidad 

 eléctrica de las soluciones está compuesto de las piezas siguientes, 

 (fig. 13) : 



1" (Juba. electrolUica (X) ; 



2° Caja de resistencias (R) ; 



.3" Bobina de inducción (II); 



4" I'ilas o aciiMiuladoi'cs (P); 



(1) Muy lian-lilla al iiimli-li. ili- ArrlLi-iiins. 



(2) k es una constante i[ui- dcpriidi- lU- la íornia de la cuba electrolítica, de la 

 dimensión de los electrodos y de la distancia que los separa. Este factor es lla- 

 mado « coiistaiili- » li « i-aiiai-iilail lii- la i-ulia ». 



