M 



ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



prcciiuciones. El terinómetro colocado eu uuii vasija metálica era ro- 

 deado de hielo puro, muy bien machacado y, en lo posible, seco. Al- 

 rededor de esa vasija se (íolocó otra, llena también de hielo machacado 

 de manera que el termómetro quedaba casi completamente sumergido. 

 Se determinó entonces la resistencia y i'estando 0,().'31, resistencia 

 en corto circuito de los conductores basta el termómetro, se obtuvo 

 el valor 135,001 es decir con un error comprendido dentro de los lími- 

 tes de aproximación de las medidas. 



^ 



ÍOOOOJÍ 



t a zooao j\. 



Fig. 2. — Esquema <le las coiiexioncs del tt'rinüiuetro : G. Galvanómetro : 

 E, Escala ; B, Batería : I, Iiiterru]itav ; T, Termómetro ; R, Reaiatencia 

 liaata 3500 ?T : R, Resistem-ia de i¡niíito : L, Llave doble ; A, Auteojo. 



Se consideró. |)ues. como resistencia inicial del termómetro la de 

 25, conforme á la indicación del mismo. 



La exactitud de éste método de medir temperaturas, depende natu 

 raímente d(^ la ((iic tengan las medidas correspondientes de resisteii- 

 <',ia8. 



En mis investijíaciones he usado el método del imciitedc W'lieas- 

 tone, colociindo cu un lado una resistencia de precisión de Edeliuan, de 

 1000 n y en <)tro 10 id. id.; en un tercer lado una caja Sliuiit de la misma 

 casa, tarada csiK'cial mente por el ingeniero jefe de medidas parala Es- 

 <niela Superior de Ciencias Físicas; y cu el cuarto lado el termómetro. 



