ACLARAMIEXTO MAGNÉTICO DE LOS CRISTALES LÍQUIDOS 85 



Tenía asi nua relación de resistencia entre la caja y el terniónietru 

 (le cien á uno, y como jiodía apreciar en la i)ritnera liasta décimos de 

 Ohms, medía la resistencia del termómetro cdn aimixiinación de mi- 

 lésimo. 



Para qne así fuera realmente necesitaba un iiidicadnr bastante sen- 

 sible en el puente: ulilict- un .yalvanonietro del riiisikalisclie, Media- 

 nische Instituí del doctor M. Tli. F.delman en Miinclien. número 1410. 

 cuya sensibilidad, bailada jior el constructor y comitrobada en mis 

 experiencias, usando el método de rojígeiidort' es de ."> X lO"'' am)ie- 

 res para 1 milímetro de desviación cuando la escala se coloca á 1 me 

 tro de distancia. Resistencia de las lidliinas .'iSG ; resistencia total 

 986. 



La escala fué colocada á r"LMi dil espejo. 



El esquema adjunto iniu'stra las conexiones en el pnente dr \\ liea 

 stone. 



En él podrá observarse i|ue pov medio de una llave especial conve- 

 nientemente instalada se puede hacer de modo que sólo jiase corrien- 

 te i)or las resistencias de los lados del puente en el moiiicnlo de luicer 

 las lecturas. 



La misma llave cierra al inisniít tiemjio el circuito al galvanómetro. 



Esta disposición es inqmrtante. ]i<ui|ue con ella se evita el calenta- 

 miento de las resistencias y por lauto la necesidad de liacer correc- 

 ciones de temperatura en los resultados observados. 



En el circuito del galvanómetro se instaló también una resistencia 

 de 200.000 ohms, de grafito, que sirve para evitar todo accidente al 

 aparato en las primeras lecturas. Esa resistencia j)uede sacarse del 

 circuito por medio del iiiterru¡>tor que se ha dibujado en derivación. 



La resistencia variable intercalada en el cin-uitiMle la batería y cu 

 yo valor máximo es 3..jOO ohms, tenía por olijeto e(|uilibrar las va- 

 riaciones de tensión por la descarga de las pilas y i)])erar en cada ca- 

 so con la tensión que pareciera más conveniente. Tero, como el galva- 

 nómetro de.sempeña solo el rol de ajjarato de cero, no iinpni tando por 

 tanto las ¡¡equefias variacií)nes ile su sensibilidad cuii icspecto a las 

 resistencias, hubo muy rara vez que nnxlilicar la tensión por medio 

 de la resistencia variable. 



Finalmente antes de comenzar las experiencias se hizo un ligero 

 control del Shunt en forma análoga á la usada i)ara tarar cajas de ¡te- 

 sas pero los errores acusados en más ó menos fueron desiireciable» 

 jjor loque no se anotaron. 



La temperatura medida por el nié'todo (pu' ilescribo |nieile todavía 



