86 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



estar afectada de algunos errores si el observador descuida las si- 

 guientes x>recauciones : 



El equilibrio térmico entre la substancia y la espiral de platino no 

 se establece instantáneamente. El termómetro parece tener cierta 

 energía en sus indicaciones. Para evitar sus efectos hay que realizar 

 muy lentamente las variaciones de temperatura. 



Deben hacerse lo más rápidamente que sea posible las lecturas del 

 galvanómetro porque de otro modo la corriente que pasa ])or la espi- 

 ral, con ser iiequeña, es suflciente para caleutai'la y hacer variar sen- 

 siblemente su resistencia. Cuando la temperatura varía en descenso 

 este error y el anterior ])ueden sumarse y alcanzar un valor no des- 

 preciable. 



Los conductores que comunican el puente con el termómetro deben 

 permanecer quietos en lo posible, para evitar cambios de resistencia 

 en los contactos. 



Te(3filo Isnardi. 



(Coiitiiiiutní.) 



