108 



ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



IVl 





A LA BOMBA 



estas líltimas, aun cuando revelen la forma de la curva y valores apro- 

 ximados de la tensión. 



Es de notar sin embargo que en el intervalo de teniijcratura en que 

 midieron Ramsay y Young" sus valores son menores que los calculados 

 por Cutlibertson, como puede verse en la figura adjunta. 



§ 2. Parecióme, pues, interesante medir las tensiones de vapor del 

 bromo sólido y me jDropuse hacerlo por dos métodos distintos. 



Primer método : un manómetro de aceite, M (fig. 2), estaba en comu- 

 nicación por una rama con 

 un tubo, T, conteniendo 

 bromo de la casa Poulenc, 

 previamente analizado pa- 

 ra cerciorarme de su pure- 

 za (*). La misma rama co- 

 municaba con un pequeño 

 recipiente, E, conteniendo 

 ácido sulfúrico y con un 

 a LA BOMBA "n tubo unido á la bomba. 



Entre el manómetro y el 

 tubo con bromo estaba in- 

 tercalada una llave de alto 

 vacío, L. 



La segunda rama del 

 manómetro, de más de 1 m 

 voy de altura, estaba en comu- 



nicación con un tubo de vi- 

 drio difícilmente fusible, 

 C, conteniendo carbón de coco, que sumergido en aire líquido absorbía 

 los últimos restos de aire, según la propiedad conocida y utilizada 

 para obtener un vacío muy perfecto. 



Construido el manómetro, el aceite era suavemente calentado para 

 dejarlo libre de aire, que en un principio se extraía con la bomba y al 

 final era absorbido jjor el carbón. Después de ocho días el aceite ya 

 no tenía aceite y estaba listo para la medida. 



Esta consistía en sumergir el tubo con bromo en una mezcla frigo- 

 rífica y observar la tensión máxima marcada por el manómetro. 

 El aparato había sido previamente evacuado manteniendo el bromo 



Fig. 2 



(*) Debo agradecer al doctor Enrique Herrero Ducloiix el análisis del bromo 

 para cerciorarse de la ausencia del cloro. 



