344 



W. LUBIMENKO 



Ces plaques sont découpées de manière ([u 'elles laissent entre 

 elles une ouverture carrée variable ; la surface de cette ou- 

 verture peut être déterminée par le vernier h qui glisse sur 

 Fechelle des divisions quand on tourne la vis Q. 



En augmentant ou en diminuant l'ouverture de ce dia- 

 phragme on peut faire varier l'éclat de l'image x sur la fente. 

 Dans mon expérience je règle l'ouverture du diaphragme de 

 manière que la quantité de lumière qui tombe sur la moitié/' 



Fig. 3. — Disposition des appam'iis pour les analyses quantitatives de chlorophylle. 



(Voy. le texte.) 



delà fente soit égale à la quantité de lumière envoyée par le prisme 

 ït sur l'autre moitié /'. 



On obtient ce résultat en observant au spectroscope l'éclat 

 des spectres superposés provenant des deux becs Auer. 



Quand rap})areil est réglé, on verse la solution de chloro- 

 phylle prise pour unité dans la cuvette C et la solution dont 

 on fait l'analyse dans le tube N. Ce tube présente une dispo- 

 sition spéciale que j'ai décrite dans l'article cité (1) et qui per- 

 met de faire varier l'épaisseur de la couche liquide traversée 

 par la lumière. 



On fait alors varier cette é])aisseur jusqu'à ce que l'absorption 

 de lumière dans la partie rouge des deux spectres soit égale. 

 Ou prend ensuite le rapport entre l'épaisseur de la couche 

 liquide renfermé dans le tube N et celle de la couche liquide 

 dans la cuvette C, ce qui i)ermet de calculer la quantité rela- 

 tive du pigment pour la solution analysée. 



(1) Uev. gén. de Bot., l'.tUS. 



