LAS TKMPEUArLliAS I>H FITSK'iX Y SflI.IDiriCAClÓN DEL A<:üA 221 



Si se tiene en cuenta cine las extremidades (lelas pilas-tendrían un 

 diámetro de 1 milímetro aproximadamente y que el aparato acusa en 

 el acto la temi)eratura a que est¡i sometida esta extremidad qne está 

 en contacto con la masa de hielo y ajjua, a su vez intlueiieiada por 

 tantos agentes externos, se comprenderá el extremo cuidado con que 

 había que operar para obtener datos y resultados conijia rabies. 



El poder obtener tan sólo ((ue, estando sumergidas aud»as pilas en 

 la misma mezcla fundente y casi en (-ontacto, el oalvanómetro mar- 

 cara 0° sin oscilar, fué obra de mucho tiempo. 



En éstas condiciones, y dada la gran sensibilidad del a|)arato. muy 

 superior al límite de la diferencia buscada por nosotros, en ningún 

 caso, y liat-iendo variar las tem]Kuaturas externas entre 0° y -{-I'' <> 

 — 20°, pudimos obtener que el gahanometro señalara una diferencia 

 menor de 0,01 a 0,02 de grado, como mínimum. 



Reanudadas las experiencias con un galvanómetro balístico, cuya 

 sensibilidad en función de la temperatura determinada resultó ser 

 igual a 0,()(l."« por cada di\ isii'in de 1 milíuietro de la escala de obser- 

 vación, obtuvimos jiarecido resultado. 



Es (le notar (¡ue en idngún caso, operando ya con termómetro, ya 

 con pila termo-eléctrica y variando la experiencia de todas las mane- 

 ras posibles, hemos podido hacer coincimlii- las dos temperaturas. >'i 

 aun por error del aparitto. como alguno asegui'ó que por esto se pro- 

 ducía la diferencia. 



Curioso error entonces que siempre se iiroiluce. y extraña exacti- 

 tud y coincidencia (pie no se puede comprobar. 



Aun la misma consta itcid de cada una de estas temperaturas aisla- 

 das, ya de fusión, ya de soliditícaciihi, hemos visto cuan fácilmente 

 varía en función de los agentes externos dichos. 



Las experiencias se realizaban en dos dispositivos análogos al apa- 

 rato criosíiópico de Beckmann. Conseguido el cero constante del gal- 

 vanómetro, estando las dos pilas sumergidas en hielo en fusión, se 

 jirodiicía el fenómeno inverso en una de ellas, anotándose la desvia- 

 ción producida por la aguja, al cambio de temperatura producido por 

 la inversión del fenómeno. 



También se hacía directamente la solidificación en un tubo, man- 

 teniendo en otro la fusión, anotándose la diferencia producida entre 

 ambos fenómenos y señalada por la aguja del galvanómetro. 



Se experimentó haciendo variar en lo posible todas las acciones 

 que Iludieran perturbar la constancia del fenómeno. 



Las temperaturas externas oscilaron entre 0° y más o menos 15°. 



