EMANACIÓN RADIOACTIVA EN LAS FUENTES 51 



ciones, se forma un circuito cerrado por el vaso de agua, el fuelle de 

 circulación, un tubo con un cuerpo higroscópico para secar el aire, el 

 vaso de disipación y los tubos de goma que sirven para la vuelta. 

 Por medio del fuelle se aprieta el mismo aire varias veces á través 

 del agua de manera que se carga con la emanación. Hay que conti- 

 nuar con esta circulación del aire 10 minutos (') hasta dos y media 

 horas (-), según la cantidad del agua, á tin de alcanzar el equilibrio 

 de emanación entre el agua y el aire. Se puede determinar de esta 

 manera sólo la emanación del radium, porque las del torio y actinio 

 se descomponen muy pronto. IJn contenido de sales de radium, 

 disueltas es sin influencia en este método, si se supone que se cierra 

 el vaso de disipación por medio de dos llaves contra las otras partes. 



o. En el método de la mezcla del aire (^), ju-imero se agita, como 

 en el fontactoscopio, el agua con el aire contenido en el vaso cerrado 

 (tiempo medio minuto, más ó menos); entonces se abre una llave que 

 está en el vaso y se mezcla luego el aire que se había cargado con la 

 emanación por medio del fuelle de circulación con el que está en el 

 vaso de disipación y en los tubos de goma (tiempo también medio 

 minuto). En este método se puede observar también, después de 

 cerrar el vaso de disipación, durante varios días, sin que substancias 

 radioactivas disueltas en el agua tengan una influencia perjudicial. 

 Respecto á las sales de torio vale lo mismo que en el método primero. 



4. Si la capacidad del instrumento es conocida, y el potencial era 

 suficientemente alto, se puede calcular la corriente saturada soste- 

 nida por la emanación que se encuentra en el vaso de disipación. 



Significando con : 



Vj el potencial (medido en voltios) observado en el tiempo / = 0. 



Y., el potencial observado en el tiempo t (seg), 



Y — V., 

 en un segundo se produce la caída de potencial V = — ^— vol- 



tios, ó 1 voltio siendo igual á --— unidades electrostáticas (U. E. S). 



ó\}\) 



Si C es la capacidad del aparato (medida en centímetros, es decir 



C . (V V.,) 



en U. E. S.), la cantidad de electricidad disipada es Q = — — -^— =- 



(1) B. Hesius, Te.iis del doctorado. Halle, 1910. R. Schenck, Tesis del doctora- 

 do. Halle, 1904; Jhrhch. d. liad. u. Elektr., 2, 19, 1905. 

 C) A. Welik, Wien. Ber., 117, 1191, 1908. 

 C) H. W. SCHMIDT, Physik. Zs., 6, 561, 1905. 



