DETERMINACIÓN 



DEL 



PESO ESPECIFICO DEL CEMENTO 



POR EL MÉTODO DE LA TARA 



Este método tiene la ventaja de permitir el nso de una balanza 

 cualquiera, ann defectuosa, con la sola condición de que sea equili- 

 brada, es decir, arreglada de manera que el fiel se coloque exacta- 

 mente frente al cero cuando se x)ara la balanza. 



Supongamos una tara que, colocada en el platillo de la izquierda 

 de una balanza equilibrada, necesite para reproducir el equilibrio un 

 peso P( en el platillo de la derecha. Si se reemplaza el peso P^ por un 

 pequeilo frasco ó picnómetro cuyo peso es P, y si se agrega al lado 

 de este el peso P necesario para establecer el equilibrio, es evidente 

 que P, será exactamente igual á 



P, --= P, - P 



aunque no sea exacta la balanza. Esta manera de proceder reemplaza 

 ventajosamente el método de la doble pesada á causa de su sencillez. 



Queda bien entendido que el peso de la tara debe ser superior al 

 que se quiere pesar. 



Para determinar un peso específico ó densidad, el método del frasco 

 es el más exacto de todos los conocidos. Sin embargo, fiaremos notar 

 que al introducir un peso determinado de cemento en aquel, siempre 

 queda una pequeña cantidad adfierida, sea al papel sobre el cual se 

 efectúa la pesada, sea al pequeño embudo que sirvió para la intro- 

 ducción del cemento en el frasco ó picnómetro, sea al pincel con el 

 cual se limpia el papel y el embudo ; además de esto, una pequeña 



