246 



ANALES I)E I.A SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



La presión constante se coiisigiic mediante una columna A de un 

 líquido apropiado, cuya altura se iiiiiiil iciic constante, a])Iicando el 

 l)riiicipi() de la botella de Mariotte. El ticiiipo (pie necesita el menisco 

 del líquido para bajar de una marca superior ;i uii;i marca inferior de 

 la ampolla B, se mide con un reloj que permita calcular los décimos 

 de sejíundos ; siendo así observados volúuienes ií>uales, los tiemp(»s 

 medidos suministran directamente los coeficientes relativos de visco- 

 sidad. En vista de la influencia (pie la temperatura ejerce sobre la 



FÍ£¡;. 1 



viscosidad, la ampolla B y el tubo capilar C se encuentran en un 

 baño de agua, que mantiene la temperatura constante durante una 

 observación. 



Un aparato muy sencillo se debe á W. Ost w ald. Tratándose de los 

 coeflcientes relativos y no de sus valores absolutos, se puede reem- 

 plazar la posición horizontal del tubo capilar, para la cual la teoría 

 del frotamiento fué desarrollada únicamente, por la posición vertical. 

 Ahora, si sería posible reemplazar la presión constante por la presión 

 que ejerce el líquido á examinar mismo por su propio peso y que 

 varía continuamente desde el peso del volumen total hasta el valor O, 

 el aparato de frotamiento se simplificaría en alto grado. Tal substitu- 

 ción es permitida, como lo demuestra la siguiente consideración. 



