OBSERVACIONES AERO-ELECTRICAS 9 



y se une aquí muy i)ronto con un electrómetro de Wulf, provisto 

 (le un conductor auxiliar; éste consiste en dos hilos metálicos aisla- 

 dos, contraía casita del electrómetro, y que se encuentran enfrente 

 délos hilos de cuarzo y en el mismo plano que éstos). El conductor 

 auxiliar está unido en general con el polo positivo de una batería de 

 cien pilas pequeñas de Weston (batería de Krueger) ('), cuyo otro polo 

 está unido con la tierra, es decir, el conductor auxiliar está cargado á 

 -|- 101,9 voltios. Uniendo los hilos de cuarzo con la tierra, éstos se 

 cargan negativamente por influencia y obtienen por eso cierta des- 

 viación. Atribuyendo ahora á los hilos carga positiva, esa desviación 

 disminuye y se obtiene por consiguiente y el tamaño de la carga y su 

 signo. Con este electrómetro se une el pincel después de unir un mo- 

 mento antes los hilos de cuarzo con la tierra. La variación de la des- 

 viación nos da entonces la carga del luncel, causada por la lluvia y 

 medida en voltios. Se une el iñncel con el electrómetro por medio de 

 an alambre rígido de bronce de una longitud constante, de manera 

 que la distancia entre el electrómetro y el pincel queda constante 

 siemj)re y por consiguiente su capacidad. Esta capacidad C se deter 

 minó en 18 centímetros por medio de un condensador cilindrico se- 

 gún Gerdien (-), de la casa Spindler y Hoyer en Gotinga; el conden- 

 sador está contrastado en la Physikalisch-Technische Reichsanstalt 

 en Charlotenburgo. Siendo V el potencial del pincel, medido en vol- 

 tios, la cantidad de electricidad Q, transportada á él por la lluvia, se 

 determina de la ecuación 



C. V 



Q = U. E. S. 



300 



Para obtener la densidad de la corriente de convección «'_, es decir, 

 la cantidad de electricidad transportada por la lluvia en 1 seg á un 

 centímetro cuadrado de la tierra, hay que dividir Q por el tiempo de 

 exposición t y la superficie S que recoge la lluvia. Resulta entonces 



U. E. S./cm" e 1 = r amperios/cm' 



S . t 300 . S . í ■ ■ * 3 . 10'^ 



La superficie del pincel es casualmente de 1 00 centímetros cua- 

 drados. 



Las primeras observaciones daban para / resultados llamativamente 



(1) F. Krueger, Physik.. Zs. 7. 182. 1906. 

 (-') H. Gerdiiín, Physik., Zh., 5, 294. 1904. 



