136 ^- Kolkwitz: 



17. R. Kolkwitz: Die icünstliche Zelle. 



(Mit 1 Abb. im Text.) 

 (Eingegangen am 24. März 1920.) 



Bei Behandlung des Kapitels „Osmose und Turgor" in pflanzen- 

 pbysiologischen Übungen wird man, im Anschluß an die Ausführung 

 von Versuchen mit dem Endosmometer von DUTROCHEI (1), von 

 künstlichen Zellen mindestens diejenigen von HofMEISTER-SAOHS 

 (1) und Traube (l u. 2) vorführen, die von PFEFFER (1) und 

 LEDUC (1) wenigstens besprechen. 



Während die Zelle von TRAUBE ohne besondere Mühe aus- 

 führbar ist, erfordert die Herstellung derjenigen von HOFMEISTER- 

 SäCHS umständlichere Vorbereitungen und erschwert dadurch die 

 Vorführung dieses lehrreichen Experimentes zur Erläuterung des 

 Blutungsdruckes. 



Ich war deshalb darauf bedacht, die einschlägigen Methoden 

 zu vereinfachen und eine neue Zelle zu konsti'uieren, die bei mög- 

 lichst einfacher Handhabung in verhältnismäßig kurzer Zeit präzise 

 Resultate ergibt. Diese Zelle ist in der nebenstehenden Abbildung 

 in etwas verkleinertem Maßstabe wiedergegeben. Sie besteht aus 

 «inem in der Hauptsache kugeligen unteren Teil mit einem Fassungs- 

 raum von etwa 100 cc, einem mehr zylindrischen oberen von ca. 

 -5 cc Inhalt und einem Glashahn als Mittelstück, Der Hahnkegel 

 besitzt zwei getrennte Durchbohrungen, a b und c d (vergl. die 

 Abb.). Die Bohrung a b stellt die Verbindung zwischen dem 

 unteren Kugelstück und dem oberen ZyJinderteil her, die Bohrung 

 c d gestattet je nach der Drehung des Hahnkegels eine Verbindung 

 •des unteren oder des oberen Teiles seitlich mit der Atmosphäre^). 



Der Apparat ist so ausgeführt, daß er zu einer Reihe von 

 Experimenten nacheinander verwendet werden kann, hauptsächlich 

 zu drei Grundversuchen, die im Folgenden kurz beschrieben werden 

 .sollen. . 



1. Wasseraufnahme durch Saugwirkung. Die untere 

 größere Öffnung wird mit Tiermembran (Schweins-, Kalbsblase oder 

 dergl.) mittels Hanfschnur von ca. % — 1 mm Durchmesser oder 



1) Die von mir benutzten Apparate wurden von der Firma BLECKMANN 

 .& Bürger, Glasbläserei, Berlin N, Anguatstr. 3 a, hergestellt. 



